opnieuw verkleind en de vraag doet zich dus voor: Hoe moeten de 
gevoeligheden van de drie galvanometers worden geregeld, opdat zij 
tegelijkertijd krommen schrijven, die aan de verlangde voorwaarde 
voldoen : De centimeters der ordinaten moeten steeds de inilli volts 
vertegenwoordigen van de potentiaalschommelingen, die er tusschen 
twee afleidingsplaatsen van het lichaam voorkomen, wanneer het 
lichaam zelf nog vrij van nevensluitingen is. 
Zoolang nog slechts één galvanometer aan het lichaam verbonden 
is, moet bij het plotseling inschakelen van e miilivolt in de keten 
het snaarbeeld c cm. uitslaan. Indien er tegelijkertijd drie galvano- 
meters met het lichaam verbonden zijn, moet bij inschakeling van 
e miilivolt de uitslag grooter dan e cm. zijn. Noem in een bepaald 
geval bij de gelijktijdige afleidingen I, II en III de gezochte uitslagen 
resp. E l , E 2 en E a . Deze uitslagen kunnen met behulp van de 
wetten der stroom verdeeling berekend worden uit het telkens inge- 
laschte potentiaalverschil e, de lichaamsweerstanden l 1 , en I 3 en l 3 
en de galvanometerweerstanden g x , g 3 en g a . 
Men bereikt zijn doel op de eenvoudigste, tevens de meest prak- 
tische wijze, wanneer men gebruik maakt van de methode van den 
gelijkzijdigen driehoek. : ) 
In dit schema van het menschelijk lichaam zijn de lichaamsweer- 
standen bij de drie afleidingen aan elkaar gelijk. Indien I x , 1 3 en / 3 
in werkelijkheid van elkaar verschillen, kan men ze met behulp van 
rheostaten aan elkaar gelijk maken, of wel men kan bij zijn instel- 
h + h + h 
lingen een gemiddelden weerstand / 
3 
in rekening 
brengen. In bijna alle gevallen is deze laatste methode, die practiscli 
eenvoudiger is, ruimschoots nauwkeurig genoeg. 
De galvanometerweerstanden moeten, door toevoeging van rheostaat- 
weerstanden aan de beide kleinste, inderdaad aan elkaar worden 
gelijk gemaakt. Wij schrijven dan g x =g 3 =zg a =g. 
Noem — = a, dan is de gezochte uitslag voor elk der drie snaar- 
9 
beelden E — e (1 -(- a) centimeter. 
Wij merken hier terloops op, dat bij het inschakelen van e 
miilivolt in één der galvanometerketens alle drie snaarbeelden een 
uitslag vertoonen. Zijn de gevoeligheden der snaren naar den eisch 
geregeld, dan zal het snaarbeeld in welks keten het potentiaal- 
5 ) Verg. „Ueber die Richtung unct die manifeste Grosse der Potentialschwan- 
kungen im menschlichen Herzen”, u. s. w. Pflüger’s Archiv für die ges. Physio- 
logie. Bd. 150. p. 275, 1913. 
