dezen differenliaalmanömöter te verkrijgen wordt 'gebruik gemaakt 
van dezelfde hulpinrichtingen, die voor de metingen beneden H( ) 
atm. zijn aangebracht, — drukleidingen, kranen, meetstaven, kijkers, 
enz. — doch worden in plaats van de voor liet nieten van druk- 
kingcn beneden 60 atm. bestemde buizen, hoogdrukbuizen tot liet 
gewensclite aantal in gebruik genomen, die men op de plaats der 
eerstgenoemde buizen monteert. Deze hoogdrukbuizen worden dan 
op de bij den gebroken open manometer gebruikelijke wijze met de 
drukleiding verbonden en achter elkaar geschakeld, en in dier voege 
op druk gebracht, dat in het bovenreservoir van de eerste buis van 
de serie een druk van ongeveer 60 atmosfeeren heerscht, terwijl de 
kwikmeniscus in liet beneden reservoir van de laatste buis aan den 
te meten druk wordt onderworpen. De druk van ongeveer 60 
atmosfeer op het bovenreservoir van de eerste buis van de serie 
wordt bepaald door een, enkel als indicator dienenden, hulpmano- 
meter, waarvan de aanwijzingen door voorafgaande ijking met den 
tot 60 atmosfeeren gaanden open standaardmanometer den druk in 
absolute maat geven. 
Wanneer men over een drukindicator van voldoende nauwkeurig- 
heid voor drukkingen van ongeveer 60 atmosfeeren beschikt, heeft 
deze methode hef voordeel, dat het aantal af te lezen kwikkolom- 
men veel kleiner wordt en dus de tijd, benoodigd voor eene meting, 
belangrijk verkort wordt, hetgeen veelal aan de nauwkeurigheid der 
meting, o. a. met het oog op het standvastig houden van de kamer- 
temperatuur, ten goede zal komen. Als indicator werd door ons 
gebruikt de van 20 tot 60 atm. gaande gesloten werkmanometer, 
waarover in Med. N°. 78 en N°. 97a gehandeld is en dien wij M 60 
zullen noemen. De nauwkeurigheid ervan kon bij 60 atmosfeeren 
op ongeveer rö - ^ 0 - ö - gesteld worden. 
Behalve de drukmeting had ten tijde van Med, N°. 106 ook de 
inrichting van het verdere instrumentarium voor hoogeren druk 
sinds Med. N°. 100 reeds vorderingen gemaakt. Deze betroffen in ’t 
bijzonder een nieuwen hulpmanometer, een gesloten waterstofmano- 
meter van nagenoeg hetzelfde model als M Ct0 maar ingericht voor 
het gebied van druk van 60 — 120 atmosfeeren. Deze manometer, 
dien wij M li9 zullen noemen, is op PI. I van Med. N". 146r. 
schematisch afgebeeld. M 60 vinden wij evenzoo schematisch afgebecld 
als . C op PI. I van Med. 97 a, tig. 1. Beide zijn volgens het in Med. 
N°. 50 aangegeven systeem ingericht. d/ I20 heeft een tweemaal 
grooter reservoir dan M t0 . 
Bij het vervaardigen van de persbuizen van Med. N°. 50 kon 
nog niet van het MAWESMANN-proces partij worden getrokken. Dit 
