Was bij ï/ 120 wel het geval, de pershuis is dus tegen veel hoögéreh 
druk bestand. In de monteering is verder eene verbetering gebracht, 
die door vergelijking van de beide zooeven genoemde platen gemak- 
kelijk is na te gaan. Voornamelijk bestaat zij hierin, dat het kwik 
evenals bij de in Med. N°. 50 beschreven gesloten manometers beneden 
in de persbuis treedt. De verdere monteering is geheel als die van 
de persbuis afgebeeld in tig. 3, PI. I Med. 97 a. 
De steel van de manometerbuis was door Dr. C. Braak met groote 
zorg gecalibreerd. De manometer werd door ons verder in gereedheid 
gebracht en met gedistilleerde waterstof (Med. 94/, XIV) gevuld. 
Wat de verdere inrichting en het gebruik bij de proeven betreft 
kunnen wij op de vroegere mededeelingen verwijzen. 
Met behulp van deze inrichtingen konden wij de zooals boven 
vermeld beoogde ijking van M^ 0 met den standaard manometer 
ondernemen en tevens gegevens verkrijgen omtrent de vraag, die 
ons in ’t bijzonder belang inboezemde, nl. in hoeverre de waar- 
nemingen van Amagat, die eerst bij 100 atmosfeeren beginnen, zich 
bij nauwkeurige bepalingen met den open manometer zouden aan- 
sluiten. De bepalingen van Schalkwijk met behulp van denzelfden 
open manometer en de nauwkeurige piezometer van Med. N°. 50 
hadden daaromtrent (zie Med. N°. 70 (vervolg) slot) twijfel doen 
ontstaan. Daar zij echter slechts tot 60 atmosfeeren voortgezet waren 
kon het ook blijken, dat de extrapolatie, op welke deze twijfel 
berustte, niet geoorloofd was. 
Wij hadden ons voorgesteld met de ijking van een werkmanometer 
voor drukkingen boven 60 atmosfeeren en de bepaling van de 
isothermen van waterstof bij 20° C. tot 100 atmosfeeren te gaan. 
Toen wij echter tot 90 atmosfeeren gekomen waren bleken de ver- 
bindingen in de drukleidingen niet zoo goed te sluiten als gewenscht 
werd. De kwikmenisci stonden niet volmaakt stil en het bleek om 
dit te verkrijgen noodig eenige verbeteringen aan te brengen. Daartoe 
is het echter eerst in 1915 (zie de volgende Mededeeling) gekomen. 
Ons werk werd spoedig na de zooeven genoemde in 1911 verrichte 
proeven door het vertrek van een van ons afgebroken en bleef 
zoodoende beperkt tot voorloopige bepalingen, die zich niet verder 
dan tot 90 atmosfeeren uitstrekken. 
§ 2. Inrichting van den gebroken ópen manometer voor metingen 
van 60 tot 100 atm. De iu § 1. in het algemeen aangegeven 
schakeling wordt door de plaat bij Meded. N°. 146c (dit Zitt. 
Versl. p. 358) duidelijk gemaakt. 
