piezometers voor lage temperaturen verricht en leverden dezelfde 
waarden als de metingen van Schalkwijk met de piezometers voor 
gewone temperatuur. Men kon dus met vertrouwen overgaan tot 
bepalingen bij 0° C. met dezelfde piezometers voor lage temperaturen. 
In de geciteerde verhandeling van Kamerlingh Onnes en Hyndman 
werd ook reeds een bepaling van de isotherme voor 0 ? C. mede- 
gedeeld, die in eene latere mededeeling *) door eene meer nauw- 
keurige vervangen is. Het zal er nq op aankomen dit laatste onder- 
zoek te herhalen en uit te breiden tot 100 atmosfeeren om de aan- 
sluiting aan Amagat te verkrijgen. Daarnevens zal ook eene bepaling 
met piezometer IV van Schalkwijk voorzien van een reservoir van 
den dubbelen inhoud en dus loopende van 60 tot 120 atm. dienen 
te worden ondernomen als voortzetting van het werk van eenigszins 
andere strekking, nl. het op het bereiken van een hoogere nauw- 
keurigheid ingerichte onderzoek van de isotherme bij 20° C. Immers 
wij wenschen deze nu ook van 60 tot 120 atm. met eene nauw- 
keurigheid van 1 op 10000 te leeren kennen. 
In afwachting van dit onderzoek van de hoogste nauwkeurigheid 
kon alvast partij worden getrokken van eene noodzakelijke ijking 
van den werkmanometer M 120 met den open standaardmanometer 
(gelijk bij de voorloopige bepalingen van de vorige mededeeling 
geschiedde) om de isotherme van waterstof bij 20 C. tot 100 atm. 
te leeren kennen, met eene nauwkeurigheid van 1 op 3000 tot 1 op 
4000, gelijk voor de onderzoekingen met piezometers voor lage tem- 
peraturen, die tot 100 atmosfeeren zullen loopen en in de eerste 
plaats voor het zooeven genoemde onderzoek van de isotherme van 
0° C. tot 100 atmosfeeren noodig is. De ijking van M 12a diende 
tevens als schakel bij de vergelijking van eene drukbalans van 
Schaeffer en Budfnberg met den open standaardmanometer, die in 
de volgende mededeeling behandeld zal worden. 
$ 2. Wat de experimenteele methode betreft kunnen wij kort 
zijn, men vindt haar uitvoerig toegelicht in de vorige en in de 
volgende mededeeling, bij welke laatste zich ook een plaat bevindt. 
Wij vermelden alleen, dat wij het noodig vonden den gesloten 
manometer M 60 opnieuw bij een paar drukkingen met den open 
manometer te vergelijken aangezien sinds de laatste vergelijking 
wederom verscheidene jaren verloopen waren en er vroeger eens 
eene kleine verandering van het normaalvolume was opgemerkt. 
i) H. Kamerlingh Onnes en C. Braak, Zittingsversl. Nov. 1907, Comm. N°s. 
100a en 100& en G. Braak, Dissertatie, Leiden, 1907. 
