van de luchtleidingen. Deze inrichting kon gernakkelijk aan M iao 
aangebracht worden, door aan kraan A% (die eigenlijk dient om 
den manometer bij het monteeren met kwik te vullen) een stalen 
buis met peilglas P x aan te schroeven. Achter dit peilglas werd een 
tweede peilglas P a gemonteerd en dit tweede peilglas slond in ver- 
binding met de olieleidingen. Van het kwik onder in het eerste 
peilglas op de olie boven in het tweede peilglas werd de druk 
overgebracht door middel van glycerine. 
Wij voerden nu den druk eerst op de gewone wijze op met samen- 
geperste lucht ; opende men dan de kraan K 30 en sloot men de 
kranen /v 27 en K as , dan had men een drukoverbrenging uitsluitend 
door middel van vloeistoffen. Het verder opvoeren van den druk 
geschiedde met behulp van de oliepomp. Deze inrichting beantwoordde 
volkomen aan de verwachtingen, drukveranderingen van rokoo i n 
de olie van de drukbalans werden nu instantaan aangewezen door M la0 . 
§ 3. Nauwkeurigheid. Opdat men zich een oordeel zal kunnen 
vormen over de te verwachten nauwkeurigheid, mogen hier eenige 
opgaven volgen over de absolute en relatieve nauwkeurigheid van 
de aanwijzingen der verschillende instrumenten. 
De open manometer geeft, mits niet lekkend en bij zorgvuldig 
constant gehouden kamertemperatuur, met zekerheid een, natuurlijk 
absolute, nauwkeurigheid van 0.01 %. 
De manometer A/ fl0 waarborgt, wanneer men bij de aflezing van 
0.1 m.m. zeker is (en dit kan zonder twijfel bereikt worden), 
bij 20 atm. een nauwkeurigheid van 0.008 %> 
„ 60 „ „ „ „ 0.020%. 
Voor den manometeter A/ 12ü gelden de volgende getallen: 
bij 65 atm. een nauwkeurigheid van 0.007 % , 
,.100 „ „ „ „ 0.016%. 
De voor deze beide manometers opgegeven nauwkeurigheid is 
niet alleen relatief, maar ook voor een groot aantal punten absoluut, 
aangezien beide instrumenten bij die punten direct met den open 
manometer zijn vergeleken. Wat de drukbalans betreft, noch over 
de absolute, noch ook over de relatieve nauwkeurigheid was bij den 
aanvang van ons onderzoek iets met zekerheid bekend. Alleen had 
men kunnen' constateeren, dat de gevoeligheid van instelling in de 
buurt van den ingestelden druk zeer groot is en stellig wel 0.02 % a 
0.01 % bedraagt. Was b.v. de drukoverbrenging met vloeistoffen 
in functie en was de drukbalans belast met 65 K.G., dan kon men 
toevoeging van 10 Gr. aan die belasting met volkomen zekerheid 
