overeen. De uitkomsten bewijzen, zooals uit het vervolg zal blijken, 
dat op deze wijze de correctie met voldoende nauwkeurigheid -be- 
naderd wordt. 
De correctie voor de samendrukbaarheid van het kwik blijft wel, 
zelfs bij 100 atm., gering, maar komt toch in aanmerking. Ook voor 
deze correctie hebben wij een' tabel berekend, waaraan de samen- 
drukbaarheidscoëfficient 0.00000392 volgens Amagat ten grondslag 
is gelegd. 
De correctie ten gevolge van het stroomen van het kwik door de 
buizen, uitvoerig door Schalkwijk gediscussieerd, behoefde niet aan- 
gebracht te worden : het kwik stond volkomen stil. Dank zij de 
aan de glazen buizen gesoldeerde stalen overpijpjes, de fiberpakkin- 
gen en de olie, waaronder alle koppelingen gedompeld waren *), is 
het ons gelukt den open manometer zelfs bij 100 atm. volkomen 
vrij van lekken te verkrijgen, terwijl bovendien de kamertemperatuur 
zoo goed constant gehouden werd (stoomverwarming, verbeterde 
verlichting met metaaldraadlampen, die zeer weinig warmte geven 
enz.) dat er zelfs bij de zeer langdurige aflezingen bij de hoogere 
drukkingen van strooming nagenoeg niets te bespeuren viel. 
De correcties voor de capillaire depressie zijn niet aangebracht. 
Eene discussie leerde, dat de algebraïsche som van deze correcties 
geen invloed op de beoogde- nauwkeurigheid zou hebben, vooral 
wanneer door kloppen tegen de buizen voor mooie bolle menisci 
gezorgd werd. 3 ) Het aanbrengen zou trouwens groote bezwaren met 
zich gebracht hebben, aangezien bij de toegepaste verlichtings wijze 
de hoogten der menisci door middel van de theodolithen, waarmede 
de menisci afgelezen worden, niet te bepalen waren. Aangaande 
de verdere correcties valt niets bijzonders op te merken. 
De berekening van de aanwijzingen van de manometers Af 60 en 
geven evenmin aanleiding tot opmerkingen. Wat de belasting van 
de drukbalans betreft, moet men in het oog houden dat deze bestaat 
uit het totale gewicht van zuiger en opgelegde gewichten, vermeer- 
derd met den atmosferischen druk. 
De atmosfeer te Leiden is gelijk gesteld aan 75.9488 cm. kwik 
terwijl verder voor 1 atm. is gesteld 1.0336 K.G. 
§ 5. Metingen en uitkomsten. Zooals in § 2 werd uiteen gezet 
bestonden de metingen -. 1°. in eene vergelijking van A/ fl0 en 
] ) De bedoelde oliebakken zijn op de min of nuer schematisch behandelde figuur 
niet aangegeven. Voor sommige der vermelde verbeteringen zie men H. Kamer- 
LTNGH Onnes, Zittingsverslag Mei 1905, Comm. N°. 946. 
s ) Ook hier bewijzen de uitkomsten, dat deze redeneering juist is. 
