'met den open manometer; 2 U . in eene vergelijking - van de druk 
balans met M eo en M lt0 . 
Wij zullen nu eerst bespreken de metingen van 20 tot 60 atm. 
uitgevoerd met behulp van M eo . 
Voordat wij er toe overgingen M„ 0 met de drukbalans te ver- 
gelijken, hebben wij er ons door eene vergelijking va n~M S0 met 
den open manometer (welke vergelijking in de vorige mededeeling 
meer uitvoerig is beschreven) van overtuigd, dat de aanwijzingen 
van den gesloten manometer het vertrouwen, waarin zij zich in de 
laatste jaren altijd hadden verheugd, werkelijk nog verdienden. 
Gelijk in die mededeeling wordt vermeld gaf deze vergelijking tot 
uitkomst, dat de gesloten manometer, sinds de laatste vergelijking ') 
eenige jaren geleden, in het geheel niet veranderd was. 
De vergelijking van M so met de drukbalans geschiedde nu aldus. 
Er werd ingesteld op een bepaalden druk, de drukbalans werd dan 
aan het draaien gebracht, en er werd zoolang gewacht totdat de kwik- 
kolom in M n0 niet meer van stand veranderde. De drukoverbrenging 
geschiedde van lucht op olie, en aangezien de drukstooten bij het 
in draaiing brengen of houden van de drukbalans zich slechts zeer 
traag naar M 9B voortplanten, gelukte het ons aan de drukbalans te 
draaien, zonder dat er eenige wijziging in den stand van den kwik- 
kolom bespeurd kon worden. Bleef de kwikkolom nu geruimen tijd 
constant, dan werd eene aflezing gedaan. 
Tabel I geeft de uitkomsten van 2 reeksen metingen. Bij de metin- 
gen op 22 Juni was de drukbalans wederom zorgvuldig gecentreerd, 
aangezien wij meenden, dat de centreering te wensehen had overgelaten. 
De in deze tabel met * gemerkte waarnemingen zijn berekend 
met behulp van de isotherme van Schalkwijk en bij deze waar- 
nemingen heeft de gesloten manometer dus niet enkel als indicator 
dienst gedaan. De overeenstemming tusschen beide soorten van waar- 
nemingen bleek echter zoo voortreffelijk te zijn, dat men het direct 
vaststellen van den druk met den open manometer voor de met * 
gemerkte punten achterwege mocht laten. 
Wij gaan nu over tot de metingen van 60 tot 100 atm., uiige - 
voerd met behulp van M\ 20 . 
Bij deze konden wij niet zooals bij M 60 over de verificatie der 
instellingen door middel van de isotherme en de calibratie beschikken 
daar de ijking van eenige jaren geleden 2 ) de gewenschte nauw- 
keurigheid niet ten volle scheen te hebben opgeleverd, reden waarom 
zij tegelijk met deze bepalingen herhaald en uitgebreid en door eene 
0 Dit Zittingsversl. Gomm. N°. 146&, § 3, slot. 
2 ) Dit Zittingsversl. Gomm. N°. 146a. 
24 * 
