TABEL I. Vergelijking drukbalans met M 6 
Datum 
I 
No. 
Belasting | 
drukbalans 
in K.G. 
M 60 in KG. 
per cm 2 . 
Functioneele 
doorsnede 
in cm 2 . 
6 Febr. 1915 
I 
22.676 
22.755 
1.0035 
IX* 
26.676 
26.770 
35 
II* 
32.436 
32.546 
34 
VIII* 
37.026 
37.147 
33 
III 
42.786 
42.921 
32 
VII* 
47.076 
47.214 
29 
IV* 
51 . 156 
51.295 
27 
VI* 
56.736 
56.874 
24 
V 
62.326 
I- 
62.471 
23 
I 
22 Juni 1915 
VIII* 
26.036 
26.125 
1.0034 | 
I* 
31.036 
31.122 
28 
VII* 
36.036 
36.128 
26 
II 
41.036 
41.150 
28 I 
VI* 
46.036 
46.134 
21 
III* 
51.036 
51.156 
24 
V* 
56.036 
56.148 
20 
IV 
61.036 
61.148 
18 
nieuwe ijking 1 ) vervangen werd. Wij hebben in dit gebied de ver- 
gelijking dan ook bij een grooter aantal punten verricht. De daarbij 
gebruikte instellingen konden na de voltooiing van het in de vorige 
mededeeling beschreven onderzoek elk op zichzelf geverifieerd wor- 
den door vergelijking met de uit de gezamenlijke punten afgeleide 
isotherme. Ware de manometer met een ander gas of met een wille- 
keurig gasmengsel gevuld geweest, zijn dienst als intermediair tus- 
schen drukbalans en manometer had hij daarom evengoed kunnen 
vervullen. 
In tabel II deelen wij de uitkomsten mede van de vergelijking 
van de drukbalans met M uo , loopende over een gebied van 60 tot 
100 atm, De metingen op 27 en 29 Maart en 24 Juni zijn verricht 
l ) Dit ZiüingsversL Comm. N°. 146&. 
