van het later aangebrachte vloeistofsysteem kwik-glycerine-olie, 
zooals dit in een der vorige. paragraphen beschreven is. 
§ 6. Discussie. Uit de uitkomsten van alle metingen, zooals die 
zijn samengevat in bovenstaande tabellen, blijkt het volgende : 
1. De functioneele doorsnede is niet onafhankelijk van den druk, 
doch bij het klimmen van den druk boven 20 atm. neemt zij af 
om door een minimum bij ongeveer 70 atm. te gaan en dan weder 
en wel sterker aan te groeien zoover de vergelijking werd uitge- 
strekt. De grootste afwijking bedraagt 0.0020. 
2. Bij herhaalde bepalingen werd voor de functioneele doorsnede 
niet steeds dezelfde waarde gevonden, de grootste afwijking bedraagt 
hier ongeveer 0.0005. 
3. De functioneele doorsnede verschilt van de geometrische doorsnede 
zooals die door Schaffer en Budenbërg wordt opgegeven (1 cm 3 .} 
en wel ongeveer 0.0030. 
4. De gevoeligheid van de drukbalans, töwö> overtreft dus verre 
hare nauwkeurigheid. Om deze tot de waarde der gevoeligheid op 
te voeren zal de theorie van het instrument moeten worden ont- 
wikkeld en een middel dienen gevonden te worden om standvastige 
aanwijzingen binnen den grens der gevoeligheid te verkrijgen. Waar- 
schijnlijk zal een drukbalans, om deze nauwkeurigheid te bereiken, 
wel altijd onmiddellijk of middellijk met een open manometer moeten 
worden vergeleken. 
5. Van de drukkingen, gemeten met een niet onderzochte druk- 
balans van Schaffer en Budenberg kan men, aangenomen, dat de 
zuiger geen grootere afmetingsfout dan 0.1 % 0 heeft, voorloopig op 
niet meer dan op 1 / 400 zeker zijn. 
Ten slotte betuigen wij onzen hartelijken dank aan Prof. Kamerlingh 
Onnes en aan Prof. Kohnstamm voor hunne voortdurende belang- 
stelling in ons werk. 
