371 
de in rekening te brengen weglengte, die tot eene half empirische 
betrekking voert, eene formule voor deze correctie te berekenen. 
De nieuwe, aan het helium eigene constante in deze formule kon 
zoo gekozen worden, dat voor al onze metingen met den thermometer 
niet stookdraadmanometer bevredigende overeenstemming met den 
thermometer met kwikmanometer verkregen werd. 
§ 2. Overzicht der moeilijkheden bij het bepalen der laagste tempera- 
turen. Alle temperatuurmetingen in het heliumgebied zullen wij ten slotte 
tot aflezingen op een helium-thermometer hebben terug te brengen, 
waarbij men zich voorstelt, dat het helium de wetten voor den 
toestand van Avogadko volgt. Vandaar het belang om te weten hoe 
men met een helium-thermometer ook bij zeer lage drukkingen tot 
nauwkeurige bepalingen kan komen. Om die temperaturen te meten 
bij welke de dampspanning van het helium nog slechts zeer gering 
wordt, kunnen zelfs geen andere helium-thermometers dan die met 
zeer lage drukking worden gebruikt, immers de drukking in den 
thermometer moet in allen gevalle blijven beneden de dampspanning, 
die bij de te meten temperatuur behoort. 
Verschillende omstandigheden maken het dus moeilijk de nauw- 
keurigheid zoover op te voeren als zou veroorloofd worden door de 
grapte mate van standvastigheid van de temperatuur van het helium- 
bad, die men bij niet al te langen duur van de proef bereiken kan. 
Men zal moeten zorg dragen : 
1°. dat het schadelijk volume of beter gezegd het gedeelte van 
het schadelijk volume voor hetwelk de temperatuur onzeker is, zoo 
klein mogelijk wordt gemaakt; 
2°. dat het instellen van het evenwicht met voldoende snelheid 
geschiedt om te voorkomen dat verandering van de temperatuur 
van het heliumbad eene rol kan spelen ; 
3". dat de afwijkingen van de toestandsvergelijking voor het ther- 
mometergas van die voor den toestand van Avogadko, niet te veel 
in aanmerking komt; 
4°. dat de correctie voor den thermischen moleculairen druk niet 
te groot wordt en niet valt in een toestandsgebied waarvoor de 
correctie minder goed bekend is. 
Zooals men ziet kan niet tegelijkertijd aan al deze eischen voldaan 
worden. Een minimum van 1 wordt bereikt als men voor 2 tot een 
maximum gaat, en evenzoo behoort bij een minimum voor 3 een 
maximum voor 4. 
Al wat wij doen kunnen is dus de constructie van den thermo- 
