374 
is nog een kraan zijdelings aangebracht, die dient om den thermo- 
meter met de kwikluchtpomp te kunnen verbinden. 
Fig. 1. Fig. 2i 
Het gedeelte van het schadelijk volume van den thermometer dat 
zich bij de metingen op kamertemperatuur bevond had een volume 
van 4.87 cm 1 . 
De tweede thermometer (zie fig. 2) was voorzien van een zeer kleinen 
stookdraadmanometer l ) k bestemd om kleine drukkingen met vol- 
doende nauwkeurigheid te meten. Het reservoir van den thermometer 
had evenals dat van den eersten thermometer 23.95 cm 3 , inhoud en de 
capillair was geheel op dezelfde wijze als bij dezen gebouwd. Het 
deel van het schadelijk volume, dat bij dezen thermometer onder 
de metingen niet op lage temperatuur kwam was 2.67 cm 3 . ; de 
stookdraadthermometer stond in ijs. Tevoren was de stookdraad- 
manometer met behulp van een stel pipetten met zuiver helium 
nauwkeurig gecalibreerd. Gaarne betuigen wij onzen dank aan den 
Heer P. G. Cath voor zijn hulp hierbij. 
§ 4. Uitkomsten. De beide thermometers stonden naast elkaar 
l ; H. Kamerlingh Onnes en Sophus Weber, Gormn, N°. 137ö. 
