in den heliumcryostaat, waarin krachtig met behulp vah een politib- 
roerder geroerd werd. De 'reservoirs waren omhuld met messing- 
buizen om ze tegen straling door het vloeibaar helium heen te 
beschutten. De dampspanning van het helium werd gecorrigeerd voor 
het aërodynamisch drukverschil tusschen den heliumvloeistofspiegel 
en den dampspanningsmanometer. 
Er werden twee reeksen van waarnemingen verricht. De Heer 
Chappuis deed ons de eei aan de eerste deel te nemen. Bij deze 
reeks was de vriespuntsdruk van den heliumthermometer met kwik- 
manometer 25.738 cm. kwik, die van den heliumthermometer met 
stookd raad manometer 5.240 cm. Bij de tweede reeks waren deze 
drukkingen respectievelijk 25.358 cm. en J.2059 cm. kwik. De 
metingen van de dampspanning werden op dezelfde wijze als vroeger 
(Med. n°. 119 en 1246) verricht. Gevonden werd : 
Dampspanningen en thermometeraanwijzingen bij helium. Serie I. 
tuoE 
.5 £ 
ë.5 
I’S 
Thermometer met 
kwikmanometer 
pQ Q £ = 25.738 cM 
Thermometer met 
stookdraadmanometer 
/>0° q = 5.250 cM. 
£ E 
§.s 
Q-S 
JS 
Berekende T 
Aantal 
v^aarn. 
Onderl. 
afwijk, d. 
waarn. 
Berekende T 1 
Aantal 
waarn. 
Onderl. 
afwijk, d. 
waarn. 
756.6 
4?205 K. 
3 
0.5Ó/o 
4°. 468 K. 
2 
0 ■ 2% 
564.5 
3.903 
2 
0.2 
359.5 
3.535 
3 
0.25 
3.550 
2 
0.2 
4.4 
1.478 
2 
2.5 1 
1.774 
' 2 
0.2 
Dampspanningen en thermometeraanwijzingen bij helium. Serie II. 
’ 
! m£ 
.5 £ 
f= c 
s ■— 
03 -O 
Q.CS 
Thermometer met 
kwikmanometer 
Pq 0 ^ = 25.738 cM. 
Thermometer met 
stookdraadmanometer 
p 0 o c = 1.2509 cM. 
t n X) 
1 3 
Q | 
Berekende T 
Aantal 
waarn. 
Onderl. 
\ afwijk, d. 
waarn. 
Berekende T 
Aantal 
waarn. 
Onderl. 
afwijk, d. 
waarn. 
757.5 
4?215 K. 
2 
0.1% 
757.4 
5°. 472 K. 
2 
0.1% 
4.15 
1.509 
2 
1.0 
2.558 
2 
0.1 
756.5 
4.219 
2 
0.1 
756.4 
5.470 
2 
0.1 
