382 
voor de constanten c x en c, waarbij op de theoretische grenswaarde 
niet gelet is. 
Berekenen wij nu de correctie van den heliumthermometer met 
kwikmanometer met de in deze seriën op de proef gestelde formules, 
zoo vinden wij : 
TABEL III. 
Dampspanningen van helium gemeten met den heliumthermometer met 
kwikmanometer en gecorrigeerd voor thermischen moleculairen druk. 
Dampspan- 
ning van 
helium in 
mm. 
Nauwkeurige serie 1915. 
Serie 
1911. 
T niet gecorr. 
T gecorrigeerd 
T niet gecorr. 
T gecorrigeerd 
1 
o 
0 
760 
1 
4.29 K. 
4.22 K. (4.21) 
o 
0 
757.5 
4.215 K. 
4.204 K. (4.205) 
565 
3.97 
3.90 (3.89) 
359.5 
3.535 
3.519 (3.516) 
197 
3.26 
3.18 (3.17) 
51 
2.34 
2.25 (2.24) 
4.15 
1.509 
1.480 (1.475) 
3 
1.47 
1.36 (1.35) 
Op dezelfde wijze wordt gevonden voor de dampspanning boven 
het kookpunt (Comm. N°. 1246, pg. 16): 
TABEL IV. 
Dampspanningen gemeten met helium- 
thermometer met kwikmanometer gecorri- 
geerd voor thermischen moleculairen druk 
(boven het kookpunt). 
P 
T niet gecorr. 
T gecorrigeerd 
767 mm. 
4?28 K. 
fo 
4.22 K. (4.21) 
1329 
4.97 
4.91 
(4.90) 
1520 
5.10 
5.05 
(5.04) 
1569 
5.15 
5.10 
(5.09) 
1668 
5.22 
5.15 
(5.16) 
1718 
5.25 
5.20 
(5.19) 
krit. 
