388 
het veel omslachtiger zijn een afzonderlijken neoncyclus enkel met 
afkoeling door vloeibare lucht in te richten dan onze handelwijze te 
volgen. In de toekomst, wanneer het neon even gemakkelijk te ver- 
krijgen zal zijn als thans de waterstof, wanneer men dus elk verlies 
er van niet angstvallig zal behoeven te vermijden en over zulk een 
verlies zal denken als thans over het verlies van waterstof, zal 
het doelmatiger zijn de waterstof zelf met behulp van een neon- 
cyclus te bereiden. Daarbij zou dan een zuiveringstoestel van neon 
met behulp van vloeibaar neon geheel als die van Med. N°. 109 
voor waterstof ingericht, een vrijwel noodzakelijke hulpinrichting zijn. 
Immers wanneer het neon niet vooraf geheel van de minder vluchtige 
bestanddeelen als bijv. stikstof bevrijd is, zullen de nauwe buizen van 
de regeneratorspiraal waardoor het gas bij het ontspanningsproces zich 
moet bewegen, allicht verstoppen. Bij het door ons gekozen procédé 
komt het er niet op aan of het neon nog een paar procenten 
minder vluchtige bestanddeelen, als stikstof bijv. bevat. Zonder den 
toestel te verstoppen zetten zij zich op de minder sterk afgekoelde 
bovenste deelen van de spiraal af, terwijl het neon op de laagste 
windingen vloeibaar of vast wordt. Regelt men de temperatuur 
van de af koelingspiraal zoo, dat de dampspanning van het neon 
daarbij boven een atmosfeer ligt, terwijl de vaste stikstof en zuurstof 
nog slechts een te verwaarloozen dampspanning verkrijgen, dan zal al 
het vloeibare en vaste neon dat neergeslagen mocht zijn verdampen, 
en kan men de minder vluchtige bijmengselen van het neon alle in 
den toestel terughouden. Men kan daarvan voor het zuiveren van het 
neon partij trekken (verg. § 3). Doch houden wij vast aan de onder- 
stelling in welke wij onze beschrijving begonnen n. 1 . dat het neon 
zuiver is. 
Het vloeibare neon, dat van de spiraal afvloeit wordt (zie fig. 1) 
opgevangen in het verzilverde vacuumglas met verzilverde afvloei- 
buis Eaic 3 en stroomt dan door het kraantje E a ki in het vacuumglas 
* S 7 van den eryostaat met roerpomp voor de beschrijving waarvan 
verder aan de hand van dezelfde letters geheel verwezen kan worden 
naar Med. N°. 1236. Het verschil tusschen het thans gebruikte afsluit- 
klepje (zie detail naast fig. 1 ) en dat van Med. 1236 is van onder- 
geschikten aard en bestaat hierin, dat het klepje niet draaiend maar 
verticaal op en neer beweegt, waarbij het geleid wordt door de twee 
stangetjes E a ke en gedragen door het nieuwzilveren strookje E a ki. 
Het kraantje is aan de uitstroom tuit E t ,k 5 verbonden door twee 
nieuwzilveren ringetjes E a ks en E a k 9 . 
In fig. 1 is afgebeeld het geval, dat in den eryostaat aanwezig is 
een heliumthermometer Th t "' met capillair ThJ" (als op de Plaat 
