bij Med. n°. 123 b, thans echter de thermometer gébruikt in de Meded. 
n°. 147), een weerstand ii.Au evenals op de zooeven genoemde 
Plaat en verder een toestel voor de bepaling van de dampspanning 
van waterstof boven het kookpunt ervan, ( reservoir, waarin zich de 
vloeibare waterstof bevindt P l , benevens steel en capillair ter ver- 
binding, P 3 , P 3 , P t ), over de metingen met welke beide laatste eene 
samen met den Heer P. Gr. Cath te geven mededeeling zal handelen. 
Aan de kap is bevestigd de afvoerbuis S' 8 (verg. tig. van Plaat 
bij Med. 124, waar echter geen letter bij deze buizen is gevoegd) 
en een buis S' 9 leidende naar een manometer en de toestellen (zie 
§ 3) tot regeling van de temperatuur in den crjostaat. 
Voor de regeling van de temperatuur in de afkoelingsspiraal a x ,a 9 
in den liquefactor, van welke spiraal het deel a x door omhulling 
met wol tegen warmteafgifte geïsoleerd is, dient de thermometer 
geheel als bij den toestel voor het zuiveren van water- 
stof, voor de beschrijving waarvan wij almede naar Med. n°. 109 
verwijzen. 
Om te maken, dat alleen vloeibaar neon in de afvoerbuis kan 
komen, dient het met een laagje flanel tegen het vacuumglas slui- 
tende beneden opene omhullingsbakje even boven de opening /J 2 , 
voorzien van een filter p\, dat met behulp van waterstof van gewone 
temperatuur langs het buisje geblazen door het spiraaltje « 2 ver- 
warmd kan worden, zoodat de temperatuur van de afvoerbuis altijd 
boven die van het smeltpunt van neon blijft. Vaste, minder vluchtige 
stof, stikstof b.v., die naar beneden mocht vallen, wordt op het filter 
tegengehouden, en als in het filter tegengehouden stikstof bij ver- 
hooging van temperatuur mocht smelten, zoo valt zij op het over- 
stortschaaltje y, waar zij liggen blijft x ) terwijl alleen vloeibaar neon 
afstroomen kan. 
§ 3. De neoncirculatie. Deze herinnert sterk aan de heliumcircu- 
latie (Med. n°. 108 Juli 1908). Het neon bevindt zich in voorraad 
samengeperst in een of meer busjes R x , tig. 2. Van uit R l laat men 
het stroomen in de op olie drijvende gashouders G x , (r 2 , die geheel zoo 
ingei’jcht zijn als bij de waterstof-circulatie, (Med. N". 94/ Juni 1906) 
terwijl ook, als bij de laatste, de olie van lucht en vocht bevrijd is. 
Zoo noodig kan het neon nu, voor het in de circulatie gebruikt 
wordt, met behulp van den compressor met kwikzuiger Q (verg. 
Med. N°. 54 Jan. 1900) onder druk door kool, die men met vloei- 
ï) Om geheel doeltreffend te zijn zou het — vaste stikstof is lichter dan vloeibaar 
neon — met een opstaanden rand van gaas voorzien moeten zijn, wat nu nog niet 
het geval was. 
