den gashouder voor ruw neou leidt, alsmede van de kraan 2 is 
zonder verdere beschrijving w.el duidelijk. 
Met het zuivere neon uit den gashouder vult men den cryostaat 
langs de kraan 4 door een in vloeibare lucht gedompeld droogtoestel 
D l} het gas stroomt van hier, bij geopende kraan 6, door c\ (verg. 
tig. 1) in den liquefactor, van waar het vloeibaar neon als in § 2 
aangegeven in den cryostaat vloeit. Door S' B ontwijkt het verdampte 
neon naar de gashouders G l en G v ïs de cryostaat gevuld zoo 
wordt het kraantje E a j c \ en kraan 6 gesloten. Het neon, dat in den 
liquefactor mocht verdampen kan verder door kraan 8 ontwijken naai- 
den gashouder voor ruw neon. 
De cryostaat is als gewoonlijk met een veiligheidsbuis X verbon- 
den, het door deze eventueel ontwijkende gas wordt in den kleinen 
veiligheidsgashouder Gv opgevangen. Wanneer het kraantje E a h\ ge- 
sloten is kan op de gebruikelijke wijze naar aanwijzing van den 
manometer M en met behulp van den daarnevens aangegeven 
differentiaalmanometer (verg. Med. n°. 83, Dec. 1902) de tempera- 
tuur van het bad ingesteld en geregeld worden door 7 meer of 
minder te openen. 
De toestel en de leidingen kunnen luchtledig gepompt worden 
met behulp van kraan 10 en 11. Dit geschiedt vooraf om eene 
goede werking te verzekeren en aan het einde om het in den toe- 
stel bevatte gas naar den gashouder voor ruw neon over te brengen. 
Het vloeibare neon wordt, voor men tot de laatstgenoemde bewerking 
overgaat, naar de gashouders G x en G, overgebracht, hetzij dooi- 
de vloeistof terwijl de cryostaat aan de gashouders verbonden is 
te verdampen, of wel door de vloeistof door het hevelbuisje h 
onder overdruk naar die gashouders te blazen, waarbij men het 
vloeibare neon onderweg in de leiding laat verdampen, of eindelijk 
door de vloeistof met de Siemenspomp W weg te zuigen en naai- 
de bedoelde gashouders over te pompen. Het in de Siemenspomp 
overblijvende gas wordt, evenals, gelijk boven is vermeld, het in 
den geheelen toestel en de leidingen aan ’t eind der proeven over- 
blijvende gas met de kwiklnchtpomp naar den gashouder voor ruw 
neon overgebracht. 
Ten einde te snelle verdamping van het bad tegen te gaan wordt 
het cryostaatglas S 7 door een glas met vloeibare lucht beschermd. 
Is het ter beschikking staande neon niet geheel zuiver en wenscht 
men toch, zonder voorafgaande zuivering met behulp van de circu- 
latie onder druk over met vloeibare lucht afgekoelde kool, er het 
werk mede aan te vangen, zoo zal men in plaats van den droog- 
toestel D x tusschen 4 en 5 een in vloeibare lucht gedompelde, voor 
