605 
TABEL 1 
(vervolg). 
Weerstand van den platinathérmometer Pt\ van Kamerlingh Onnes c.s. 
T 
abs. schaal 
W 
W 0 
diff. 
T 
abs. schaal 
W 
W 0 
diff. 
90° K. 
0.25123 
429.8 
185° K. 
0.64776 
405.6 
95 
27272 
428.8 
190 
66804 
404.4 
100 
29416 
427.2 
195 
68826 
403.4 
105 
31552 
425.6 
200 
70843 
402.8 
110 
33680 
423.8 
205 
72857 
402.2 
115 
35799 
422.2 
210 
74868 
401.8 
120 
37910 
420.8 
215 
76877 
401.4 
125 
40014 
419.4 
220 
78884 
401.0 
130 
42111 
418.0 
225 
80889 
400.6 • 
135 
44201 
416.6 
230 
82892 
400.0 
140 
46284 
415.2 
235 
84892 
399.2 
145 
48360 
413.8 
240 
86888 
398.4 
150 
50429 
412.6 
245 
88880 
397.8 
155 
52492 
411.6 
250 
90869 
397.0 
160 
54550 
411.0 
255 
92854 
396.2 
165 
56605 
410.4 
260 
94835 
395.4 
170 
58656 
409.2 
265 
96812 
394.4 
175 
60702 
408.0 
270 
98784 
393.4 
180 
62742 
406.8 
273.09 
1 . 
nu een nieuwe interpolatietabel berekend, waarin het weerstandsquotient 
voor volle graden van 56°K. tot 91° K. van graad tot graad en van 
90° K. tot 270° K. van vijf tot vijf graden wordt opgegeven. Deze 
tabel zal de door Siemens medegedeelde met succes kunnen vervangen 
en tevens voor temperaturen beneden 80°K. een aanvulling vormen van 
de uitvoerige door Henning 1 ) berekende tabel. De bedoelde aanvulling 
kan van waarde zijn, al dient er op gelet, dar juist beneden 80° K. 
de platinathermometer tot bijzondere moeilijkheden aanleiding geeft s ). 
De temperaturen in tabel I (p. 604) zijn de met den waterstof-thermo- 
9 F. Henning Ann. d Phys (40), 685, i 913. 
2 ) Zie Gomra. Leiden n°. 141a § 6. 
