606 
meter bepaalde herleid op de absolute schaal, waarbij de door 
Kamerlingh Onnes en Braak *) bepaalde correcties werden gebruik 
gemaakt. 
Om een oordeel te kunnen vormen over de bruikbaarheid van 
W 
deze tabel, heb ik voor alle vier de calibraties bij — de temperatuur 
W 0 
volgens de tabel berekend, benevens het verschil met de waar- 
genomen temperatuur. 
TABEL II. 
Vergelijking van verschillende calibraties van 
Pf x . 
W 
T 
T 
waarg. en gecorr. 
T 
Wo 
1 tabel 
op abs. sch. 
waarg. - berek. 
Calibratie 1905 — 1906. Comm. 95c p. 44. 
1. 
273.09° K. 
273.09° K. 
0. 
0.88180 
243.24 
243.29 
+ 0.05 
76615 
214.35 
214.34 
— 0.01 
64749 
184.93 
184.96 
+ 0.03 
58345 
169.24 
169.28 
+ 0.04 
43450 
133.20 
133.25 
+ 0.05 
35486 
114.26 
114.30 
+ 0.04 
25280 
90.365 
90.36 
— 0.005 
20013 
78.12 
77.97 
— 0.15 
15969 
68.61 
68.47 
— 0.14 
12539 
60.36 
60.34 
— 0.02 
10709 
55.72 
55.76 
+ 0.04 
Calibratie 1907. Comm. 101a p. 105. 
0.58426 
169.44 
169.44 
0.00 
51825 
153.385 
153.38 
- 0.005 
33265 
109.025 
109.02 
— 0.005 
25467 
90.80 
90.80 
0.00 
11028 
56.57 
56.56 
— 0.01 
] ) Gomm. Leiden 101 b. 
