607 
TABEL II (vervolg). 
Vergelijking van' verschillende calibraties van 
Pt\. 
W 
T 
T 
waarg. en gecorr. 
1 T* 
W 0 
tabel 
op abs. sch. 
waarg. - berek. 
Calibratie 1907—1908. Comm. 107a p. 6. 
0.25369 
90.57 
90.55 
— 0.02 
23647 
86.57 
86.55 
— 0.02 
22395 
83.66 
83.65 
— 0.01 
10945 
56.35 
56.33 
— 0.02 
25294 
90.40 
90.41 
+ 0.01 
25044 
89.82 
89.85 
+ 0.03 
Calibratie 1913. Comm. 141a p. 7. 
0.90523 
249.13° K. 
249.13’ K. 
0.00 • 
82893 
230.00 
230.00 
0.00 
75511 
211.60 
211.60 
0.00 
68233 
193.53 
193.53 
0.00 
58820 
170.40 
170.39 
— 0.01 
54359 
159.535 
159.53 
— 0.005 
47389 
142.66 
142.66 
0.00 
25234 
90.26 
90.27 
+ 0.01 
23554 
86.36 
86.36 
0.00 
19925 
77.91 
77.91 
0.00 
15866 
68.38 
68.38 
0.00 
12622 
60.57 
60.57 
0.00 
11162 
56.93 
56.93 
0.00 
Zooals men ziet wijkt de eerste ijking tamelijk veel af. De anderen 
daarentegen zijn zeer goed met elkaar in overeenstemming. Slechts 
in één punt komt een afwijking van 0.03 graden voor, dus niet grooter 
dan verwacht kon worden, daar de nauwkeurigheid van den water- 
stofthermometer niet veel grooter dan 0.02 graden is. 
§ 3. Vergelijking van Pt x , met P 32 van Henning 1 ). 
Vergelijken we nu de in onze tabel vastgelegde schaal met de 
b F. Henning. Ann. d. Phys. (40), 635, 1913. 
