611 
TABEL V. 
Dampspanningen van zuurstof volgens Kamerlingh Onnes en Braak. 
W 
w 0 
.mm. 
P 
^tabel 
^K.O.en B. 
T 
formule 
0.25424 
807.18 
90.70° K. 
90.68° K. 
90.70° K. 
25176 
760.16 
90.12 
90.10 
90.12 
23647 
516.19 
86.57 
86.55 
86.57 
22395 
366.24 
83.66 
83.65 
83.66 
bovenstaande formule de temperaturen, die bij deze dampspanningen 
belmoren, dan krijgen we nergens grooter afwijkingen dan 0,02 graden 
zoodat de bij een bepaalde dampspanning behoorende temperatuur 
wel zeker zal zijn op 0,02 graden. 
TABEL VI. 
Dampspanningen van zuurstof volgens Henning. 
T I 
Henning herleid 
op abs. schaal 
P 
T 
formule 
/ T 
88.305° K. 
626.7 
88.315° k. 
— 0.01 
88.805 
659.8 
88.79 
+ 0.015 
90.115 
758.0 
90.095 
+ 0.02 
90.114 
758.7 
90.105 
+ 0.01 
90.171 
764.0 
90.17 
0.00 
Met behulp van de zoo even genoemde formule kunnen wij nu 
de dampspanningsmetingen van Siemens nieuw berekenen. Siemens 
geeft n.1. den weerstand van zijn thermometer bij een zuurstof druk 
van 766,8 mm., waarbij volgens de formule T— 90,21° K. is. Volgens 
de tabel is hier voor Pt\ de weerstandsverhouding 0,25211, voor 
den thermometer van Siemens 0,25923 en dus o in de lineaire formule 
van Nernst gelijk 0.00961. Hiermee laat zich nu deze thermometer 
aan Pt\ aansluiten en de temperatuur berekenen. 
Uit de grootte van a in verband met hetgeen boven bij de ver- 
gelijking van Pt\ en P 3i is gezegd, volgt dat wij op geen grooter 
