806 
ï\ 
TABEL 2. 
kmm 
T 
a 
758.1 
90.10 
0.25258 
0.25166 
0.00123 
757.6 
90.09 
0.25251 
0.25162 
0.00119 
593.2 
87.82 
0.24273 
0.24184 
0.00118 
752.2 
90.01 
0.25220 
0.25127 
0.00124 
Gemiddeld . . 
. 0.00121 
het platina, evenals dat van Pt\, van Heraeus afkomstig was, is 
het zeer waarschijnlijk, dat de door ons aangegeven temperaturen 
op ongeveer 0.02 graden juist zullen zijn. 
IV. Bepaling van de eindpunten der condensatie. 
1. De Toestel. De eindpunten der condensatie werden gemeten 
met behulp van een dampspanningstoestel voorzien van een roerder 
volgens Kuenen. Het reservoirtje was in een cryostaat geplaatst, die 
behalve den weerstandsthermometer ook nog een pompje bevatte, dat 
voor een flinke circulatie in het zuurstofbad zorgde. De regeling 
van de temperatuur geschiedde door drukregeling aan den cryostaat. 
De standvastigheid der temperatuur gedurende de metingen was 
ongeveer 0,01 graad. 
2. Dampspanningen van zuurstof, stikstof en argon. 
Behalve de metingen, die voor het ijken van onzen thermometer 
dienden, hebben wij nog bij een tweetal temperaturen de damp- 
spanning van zuurstof bepaald. 
TABEL 3. 
T 
\ 
P 
T ber. met 
dampsp. form. 
83.49 
357.7 
83.47 
78.42 
184.3 
78.37 
Terwijl dus bij 83°, 5 de gemeten temperatuur met de uit de 
dampspanning berekende nog op 0,02 graden overeenstemt, is bij 78° 
reeds een verschil van 0,05 graden voorhanden. Men zal dus goed 
doen de formule voor T als funktie van log p voorzichtigheidshalve 
niet voor extrapolatie te gebruiken. 
