87 
hat, kleiner als Eins, d. h. die Anzahl der negativen Teilchen ist kleiner als 
die der positiven. Die lichtelektrische Wirkung auf ein Gas vermehrt — 
nach Lenard — die Zahl der positiven und negativen Ionen in der 
Volumeneinheit um den gleichen Betrag, z. B. um die Anzahl b. Findet 
die Messung der Ionenzahlen im Bereiche einer stark e n Wirkung (Absorption) 
E E — j— b 
kurzwelligen Lichtes statt, so mufs, weil -== < , ist, 
-C/.f E -f-f- b 
des 
der 
Quotient in derselben Weise zunehmen wie die Intensität des ultravioletten 
Lichtes. Es war also nur nötig, die Elektrizitätsmenge negativen und 
positiven Vorzeichens im gemessenen Quantum Luft zu bestimmen, um so 
ein Mals für die Wirksamkeit des von aufsen hinzugekommenen Ionisators 
zu haben. 
Die im m 3 Luft enthaltene Elektrizitätsmenge oder, was ihr direkt 
proportional ist, die Ionenzahl läfst sich durch einen prinzipiell sehr ein- 
fachen Apparat, der Herrn Prof. Eber t zu verdanken ist, schnell messen*). 
Durch ein 2 bis 3 cm weites Metallrohr wird 
mit Hilfe eines kleinen von einer Feder angetriebenen 
Ventilators Luft hindurchgesaugt. In dem Rohr(R) 
streift die Luft an einem, wie wir annehmen wollen, 
positiv gelädenen Messingstab (M) vorbei. Es werden 
dann die negativen Ladungen von diesem Stahe an- 
gezogen, und das mit dem Stabe in Verbindung 
stehende Elektroskop zeigt den Ladungsverlust an. 
Wenn nun im ganzen der Stab seiner Umgebung 
gegenüber die Kapazität C hat, d. h. wenn die fo l 
l 
Elektrizitätsmenge E = C(V 1 — V 2 ) nötig ist, um 
, M 
,R 
A 
m 
Fig. 2. 
Erde 
ihn vom Potential F 2 auf das Potential V 1 zu 
laden, so gibt uns der für eine gewisse durchgesaugte 
Luftmenge beobachtete Potentialabfall ( V x — V 2 ) mit 
der Apparatkonstanten C multipliziert direkt die Elektrizitätsmenge pro m 3 an. 
Eine solche Messungläfst sichfür beide Vorzeichen in 15 Minuten gut ausführen. 
Zur Messung der Intensität der ultravioletten 
Lichtstrahlen wurde ein Instrument benutzt, dessen 
Prinzip ebenfalls aufserordentlich einfach ist. Eine 
Metallscheibe aus Magnaliumblech, das blank ge- 
schabt ist, steht mit einem Saitenelektrometer und 
mit einer Kapazität C in Verbindung (siehe Figur 3), 
um die auf das Ganze daraufzubringende Elektri- 
zitätsmenge zu vergröfsern. Wird das Instrument, 
welches um eine horizontale und eine vertikale 
Axe drehbar ist, auf die Sonne gerichtet, so wird 
— nach Öffnung der Kappe K — die negative 
Ladung der Magnaliumscheibe zerstreut und zwar 
um so schneller, je gröfser die Intensität des 
Lichtes ist. Mit Hilfe einer Stechuhr wird die 
Zeit gemessen, die der Faden des Elektrometers 
braucht, um eine bestimmte Anzahl von Skalenteilen zu durchlaufen, je 
kürzer diese Zeit ist, um so stärker ist die Sonnenstrahlung. 
Fig. 3. 
3 ) Über einige von Herrn Dr. Ro s enmüller, Dresden, und dem Vortragenden 
angebrachte Verbesserungen siehe Protokoll über die Sitzungen der luftelektr. 
Kommission. Ber. der Bayr. Akademie der Wiss. München 1912. 
