92 
konstanter Ablenkung und ein zweites, dem 'ersten gleiches Achromat zu 
einem zweiten Spalt bei D, in dessen Ebene der erste Spalt abgebildet 
wird. Das Quarzprisma ist mittels einer Handhabe, vollständig unabhängig 
von dem Spektroskopgehäuse H, drehbar und mittels einer Gegenmutter fest- 
zustellen. Wird die Gegenmutter angezogen, so dreht sich das Prisma mit H 
gleichzeitig, und das Ganze kann der Sonne in die verschiedenen Höhen 
nachgedreht werden. Aufser dafs die Drehung des Prismas die Auswahl 
des Spektralbereichs durch den Spalt D gestattet, ist eine Einstellung der 
Wellenlänge noch dadurch ermöglicht, dafs sich das Rohr E mittels eines 
Lichtelektrisches Spektralphotometer. Fig. 10. 
gut geführten Schlittens auf dem Umfange von H verschieben läfst. Die 
Stellschraube G gestattet eine auf diese Weise eingenommene Einstellung 
zu fixieren; eine auf dem Umfange von H beim Schlitten des Rohres E 
angebrachte Skala wird auf photographischem Wege für die verschiedenen 
Wellenlängen geeicht*). 
Um bei den Drehungen des ganzen Instrumentes durch Änderungen 
der gegenseitigen Stellungen zwischen der Zelle, Zuleitungen und Elektro- 
meter K keine Kapazitätsänderungen hervorzurufen, war die Anode der 
Zelle innerhalb des geeignet zusammengefügten Messingrohres L durch 
starken, überall mit Bernstein isolierten Draht in der aus der Figur er- 
sichtlichen Weise mit dem Elektrometer verbunden. Die Traverse N, auf 
*) Für Hilfe bei diesen Eichungen bin ich meinem Kollegen Herrn Dr. Gebhard 
Wiedmann Dank schuldig. 
