33 
daselbst gefundenes schalenförmiges Gefass, das ringsum mit Buckeln 
besetzt ist, aufmerksam macht. 
Lehrer 0. Ebert legt eine wohlerhaltene Bronzefibel der Früh- 
La Te ne- Zeit aus dem Gräberfelde von Stetzsch vor. 
Lehrer A. Jentsch macht schliesslich auf den Zusammenhang auf- 
merksam, der, seiner Meinung nach, zwischen der Lage der ältesten An- 
siedelungen und den klimatischen Verhältnissen dieser Oertlichkeiten, 
insbesondere dem Frühjahrsanfange, zu bestehen scheine. 
V. Section für Physik und Chemie. 
Dritte Sitzung am 8. November 1894. Vorsitzender : Privatdozent 
Dr. J. Freyberg. — Anwesend 56 Mitglieder. 
Geh. Hofrath Prof. Dr. A. Toepler spricht über eine neue Methode 
der absoluten Temperatur messung. 
Die vom Vortragenden aufgefundene, neue Methode beruht auf der Einführung 
eines äusserst feinen Instrumentes für die Messung minimaler Gasdruckdifferenzen. 
Dieses Instrument, welchem der Vortragende wegen der Verwandtschaft mit einem 
bekannten Hilfsmittel der astronomischen und geodätischen Messkunst den Namen 
Drucklibelle gegeben hat, besteht im Wesentlichen aus einer in der Mitte geknickten, 
sonst geraden Glasröhre , deren beide Schenkel unter sehr stumpfem Winkel zusammen- 
stossen. Die Schenkel sind in der Vertikalebene so aufzustellen, dass sie gegen die 
Horizontale ungefähr gleich geneigt sind. Mitten in der so aufgestellten Röhre schwebt 
an der Knickungsstelle ein Faden einer sehr leicht beweglichen Flüssigkeit im Gleich- 
gewicht; die kleinste Luftdruckdifferenz diesseits und jenseits der Flüssigkeit veranlasst 
eine Verschiebung derselben. Man misst nun die Druckdifferenz nicht direct an der 
eintretenden Verschiebung, sondern indem man diese im Mikroskop beobachtete Ver- 
schiebung durch Neigung des Instrumentes mittels einer Messschraube compensirt. Die 
hierzu nöthige Bewegung der Schraube ergiebt das Mass des Druckes. Die Beobachtung 
wird noch dadurch verfeinert, dass man die Libelle mittels einer Umschaltevorrichtung 
abwechselnd von rechts und links dem zu messenden Drucke aussetzt. Dieses Ver- 
fahren lässt sich einer mathematischen Discussion unterwerfen. Es zeigt sich, dass 
unter Innehaltung geeigneter Versuchsanordnung und Mittelwerthsberechnung die 
wesentlichsten Fehlerquellen beseitigt sind, welche den älteren Druckbeobachtungen mit 
geneigten Flüssigkeitssäulen anhaften. Hierbei ist vorausgesetzt, dass die bei der 
Messung stattfindende Winkelbewegung der Libelle klein ist im Verhältnis zu dem 
spitzen Winkel, welchen die (verlängert gedachten) Schenkelriclitungen mit einander 
bilden, woraus sich als eine Noth wendigkeit die Anwendung langer Flüssigkeitsfäden 
und selbstverständlich einer vortrefflichen Messschraube ergiebt. 
Vorsichtig angestellte Versuchsreihen ergaben in der That eine Genauigkeit der 
Messung bis auf ein Achtzigmilliontel des Atmosphärendruckes, ohne Zweifel 
das Höchste, was bis jetzt bei directer Druckmessung erreicht wurde. Die Drucklibelle 
genügt, wie der Vortragende zeigt, um auf dem Experimentirtische die barometrische 
Höhenmessung zu demonstriren. 
Solche feine Druckmessungen ermöglichen nun eine neue Art der absoluten 
Temperaturbestimmung, welche man als barometrische Temperaturmessung be- 
zeichnen kann. Dieselbe beruht nämlich auf dem Unterschiede des Schweredruckes einer 
Luftsäule bestimmter Höhe, je nachdem dieselbe kälter oder wärmer ist. Zwei mit 
trockner Luft gefüllte vertikale Rohre oder sonstige Gefässräume stehen oben und 
unten durch horizontale Kapillarröhren in Verbindung. Die Mitte der oberen Kapillaren- 
verbindung communicirt mit der äusseren Luft, in die Mitte der unteren ist die Druck- 
libelle eingeschaltet. Wird die eine der beiden vertikalen Luftsäulen auf constanter, 
z. B. Eisschmelztemperatur, erhalten, so lässt sich aus der gemessenen Luftdruckdifferenz 
