34 
die Temperatur der anderen, wärmeren Säule in einfacher Weise berechnen. Es haben 
zur Feststellung der Genauigkeit und Sicherheit der Methode zahlreiche Beobachtungen 
im physikalischen Laboratorium hierselbst stattgefunden, aus denen bereits zu schliessen 
ist, dass, insofern es auf die Feinheit der Druckmessung allein ankommt, die Angaben 
der barometrischen Temperaturmessung hinter denjenigen des Luftthermometers, welches 
bisher das einzige Instrument für Absolutbestimmungen war, nicht zurückstehen. Die 
Schärfe der barometrischen Temperaturmessung ist am grössten bei niedrigen Tempe- 
raturen; sie nimmt für höhere nach einem bestimmten Gesetze ab. Dessenungeachtet 
würde beispielsweise die Druckhöhe der beiden Luftsäulen nur etwa 15 cm betragen 
müssen, um selbst bei den höchsten künstlichen Temperaturen noch brauchbare Messungen 
zu erhalten, natürlich unter Voraussetzung äusserst sorgfältiger Beobachtung und insofern 
die Genauigkeit nur von der Feinheit der Libelleneinstellung bedingt ist; freilich 
kommen auch noch andere Umstände in Frage. 
Dabei ist aber zu beachten, dass das Luftthermometer verschiedenen Fehlerquellen 
ausgesetzt ist, die von der barometrischen Methode ganz oder grösstentheils vermieden 
werden, und dass bei hohen Ofentemperaturen fremde Gase im Innern der Luftthermo- 
metergefässe auftreten. Die barometrische Methode gestattet eine rasche Erneuerung 
des Luftinhaltes zwischen den Einzelbeobachtungen, was beim Luftthermometer aus- 
geschlossen ist. Selbstverständlich wird bei dem vom Vortragenden construirten Apparate 
der Zutritt der Dämpfe der Libellenflüssigkeit zu den vertikalen Luftsäulen beseitigt. 
Aus diesen und anderen Gründen hofft der Vortragende, dass die neue Temperatur- 
bestimmungsmethode in weiterer Ausbildung ein lange entbehrtes Hilfsmittel abgehen 
werde, um die bei höheren Temperaturen unsicher werdenden Luftthermometerangaben 
zu controliren und mit mehr Sicherheit die für den praktischen Gebrauch bestimmten 
thermo - elektrischen Pyrometer zu aichen. 
Das nächste Studium soll einer noch genaueren Ermittelung derjenigen Einflüsse 
gelten, welche der Oberflächenspannung der Libellenflüssigkeit zukommen. Diese Einflüsse 
scheinen unter den Versuchsbedingungen, welche der Vortragende bei den bisherigen Be- 
obachtungen innegehalten hat, sehr klein zu sein. Bei diesen mit etwa 74 cm hohen Luft- 
säulen ausgeführten Beobachtungen wurde der Reductionsfactor der Drucklibelle direct aus 
den Constanten des Instrumentes selbst und vergleichsweise auch indirect aus Beobach- 
tungen zwischen zwei bekannten Temperaturen berechnet. Die Uebereinstimmungen waren 
nicht weniger befriedigend, als diejenigen anderer guter Constantenbestimmungen bei 
Wärmeuutersuchungen. Der Vortragende behält sich noch genauere Beobachtungen mit 
höheren Luftsäulen vor, wobei zugleich eine erneute Bestimmung des Ausdehnungs- 
coefficienten für Luft (und andere Gase) nach derselben Methode ins Auge gefasst ist. 
Vach dem Ergebniss dieser Untersuchung werden sich auch genauere Angaben über die 
zweckmässigen Dimensionen des Druckmessers machen lassen, je nach dem Temperatur- 
bereiche, für welchen er eventuell benutzt werden soll. 
Den vorgenannten Erörterungen schliesst der Vortragende noch einige Mittheilungen 
an über anderweitige Verwendungen, zu denen die Constructionen der Drucklibelle Anlass 
geben dürften. Dampfdichtebestimmungen zu chemisch-analytischen Zwecken sind mit der- 
selben ohne Wägung ausführbar. Zu einem Differentialluftthermometer uragestaltet, würde 
die Drucklibelle für Wärmestrahlungsversuche ein neues Bolometer' abgeben. Auch zu 
akustischen Anwendungen, die Tonstärke betreffend, fordert das Hilfsmittel auf u. s. w. 
Dem A^ortrage folgt die Besichtigung des in einem besonderen Raume 
aufgestellten Apparates, an welche sich noch einige vom A r ortragenden und 
dem Vorsitzenden vorbereitete Experimente mit Hochfrequenz -Wechsel- 
strömen anschliessen. 
VI. Section für Mathematik. 
Dritte Sitzung am 11. Octolber 1894. Vor sitzen der: Prof. Dr. M. 
Krause. — Anwesend 21 Mitglieder und Gäste. 
Prof. Dr. G. Helm spricht über die neuen Prinzipien der Mecha- 
nik von Heinrich Hertz. 
