II. Neue Apparate 
zur Bestimmung von spezifischen Gewichten. 
Yon Prof. H. Reben stör ff. 
Mit 3 Abbildungen. 
I. Der Verdrängungsapparat. 
Zur Messung der Volumina fester Körper benutzt man seit sehr alter 
Zeit sog. konstante Gefäfse, aus denen die ein bestimmtes Niveau über- 
schreitende Wassermenge seitlich abfliefst. Senkt man nach dem Auf- 
hören des Abfliefsens einen Gegenstand in das Wasser ein, so wird ein ihm 
gleiches Volumen in ein leeres Glas verdrängt, dessen Wägung oder Messung 
das gesuchte Volumen angibt. Die Bestimmung des spezifischen Gewichtes 
des Gegenstandes erfordert dann nur noch diejenige des absoluten Ge- 
wichtes, das am besten voraufgehend für den noch trockenen Gegenstand 
aufgesucht worden war. 
Der zu beschreibende Apparat ist eine Verbesserung des kon- 
stanten Gefäfses im Sinne einer Erhöhung seiner Genauigkeit und des 
Umfanges seiner Anwendbarkeit. Der „Ver- 
drängungsapparat“ (Fig. 1) besteht aus einem 
sehr standfesten Zylinder, der oberhalb seiner 
Mitte einen seitlichen Tubus zur Aufnahme 
des Abflufsröhrchens besitzt. Bei solcher Lage 
ist dieses vor zufälligen Berührungen mit dem ein- 
zusenkenden Gegenstände geschützt, die das 
Niveau des Abflusses leicht ein wenig verändern 
und dadurch das zu messende Volumen stark 
fehlerhaft machen. Der Seitentubus hat ellip- 
tischen, in der Vertikalen gestreckten Querschnitt. 
Im Korke oder Gummipfropfen sitzt in seiner 
Mündung das kleine Abflufsröhrchen, von dessen 
Beschaffenheit die Genauigkeit der Messung ab- 
hängt. Während die innere Öffnung des Röhr- 
chens, dessen Ende hier nach oben konkav halb- 
kreisförmig gebogen ist, möglichst wagerecht liegen 
soll,, liegt die äufsere Öffnung um 1 bis 1% cm 
tiefer. Nur bei einem solchen geringen Gefälle 
wird das Abfliefsen sehr gleichmäfsig. Bei schnellerem Einströmen des 
Wassers in die wagerechte Öffnung bilden sich bald früher, bald später 
kleine Wirbel, die Luft mit hineintreten lassen und eine ungleichmäfsige 
Fig. 1 
