9 
Beendigung des Abflusses bewirken. Aus dem gleichen Grunde darf das 
Abflufsröhrchen auch nur einen geringen Durchmesser haben. Um den 
Wasserabflufs jedesmal plötzlich aufhören zu lassen, versah Wein hold 
das Röhrchen kurz vor der Aufsenmündung mit einer sehr kleinen Heber- 
biegung. Ist diese infolge Sinkens des Wasserstandes im Gefäfse nicht 
mehr voll Wasser, so rinnen nur selten noch einige einzelne Tropfen hinter 
der Hauptmenge des Wassers her, was als eine bedeutende Annehmlichkeit 
bemerkbar wird. 
Eine kleine Verschiedenheit des Abflusses ist indessen die Folge davon, 
dafs — besonders nach längerem Gebrauche des Abflufsröhrchens — beim 
Beginne des Fliefsens eine kleine Luftblase im Röhrchen, meistens in der 
Heberbiegung an der Wand hängen bleibt. Sie verlangsamt den Abflufs 
und bewirkt, dafs bis zum Aufhören des Fliefsens einige Kubikzentimeter 
mehr heraustreten. Hierin liegt eine gewisse Unsicherheit der Messung 
mit dem konstanten Gefäfs. 
Die öftere Bildung der störenden Luftblase beim Vollaufen des Abflufs- 
röhrchens schränkt die neue Konstruktion ein. An die Stelle der Heberbiegung 
tritt einfach eine Paraffinierung der wagerechten Einströmungs- 
öffnung. Erwärmt man den Rand dieser Öffnung durch kurzes Einbringen 
in eine Flamme, tupft auf ein Paraffinstück auf und läfst, den Rand wage- 
recht nach unten gehalten, erkalten, so ist das Röhrchen imstande, den 
Wasserabflufs plötzlich und recht gleichmäfsig aufhören zu lassen. Bei dem 
Fortfallen der Adhäsion infolge des Paraffinüberzuges beginnt ein erneutes 
Fliefsen erst dann, wenn der Wasserstand im Gefäfse um einige Millimeter 
höher geworden ist. Sehr kleine Volumina kann man daher nur bestimmen, 
wenn gleichzeitig eine bekannte gröfsere Wasserverdrängung vorgenommen 
wird, am einfachsten durch Eingiefsen von 100 oder 200 ccm Wasser. Er- 
wähnt sei, dafs eine solche, die Heberbiegung ohne Verlängerung des ganzen 
Röhrchens völlig ersetzende Aufhebung der Adhäsion auch durch Über- 
streichen des Randes mit Aluminium (vorher Betupfen mit Lauge) erzielt 
werden kann. Die Randbedeckung erneuert man in wenigen Sekunden, wenn 
nach langem Stehen des Apparates Staub oder Pilzfäden in unreinem Wasser 
auf dem Paraffin die Aufhebung der Adhäsion unvollkommen machten. 
Der ,, Verdrängungsapparat“ kann erstens ohne weiteres Zubehör 
in der beschriebenen Weise verwendet werden. Zum Schutze des Glas- 
zylinders gegen das Zerstofsenwerden beim Hineinfallenlassen grofser Ge- 
steinsstücke, kann man auf den Boden eine runde Scheibe Leder oder 
dergleichen bringen. Selbstverständlich ist, dafs man dem Leder anhaftende 
Luftblasen abstreift, die sonst zur Unzeit aufsteigen und dem gleichen 
Wasservolumen Platz machen könnten. 
Infolge der Gröfse der Wasseroberfläche kommen die beim Einbringen 
der Gegenstände, sowie beim Anstofsen des Tisches entstehenden Wellen- 
bewegungen erst nach geraumer Zeit zur Ruhe. Bei dieser ersten Ver- 
wendungsart des Apparates wird man daher alle Bewegungen der Wasser- 
oberfläche recht ruhig vornehmen und während des Abfliefsens Erschütte- 
rungen möglichst vermeiden ; denn ohne weiteres ist klar, dafs man keinen 
gleichmäfsigen Abflufs erzielen kann, wenn nicht die W asseroberfläche so 
gut wie ganz ruhig geworden ist, sobald das Niveau bis zum plötzlichen 
Stocken des Abflusses gesunken ist. 
Schneller beruhigen sich die Erregungen der W asseroberfläche, wenn 
der zum Apparate gehörige Schwimmer aus Nickelblech eingesetzt war. 
