10 
Dieser hat unten eine durchlochte schwere Schale zur Aufnahme von Gegen- 
ständen; oben befindet sich ein Bügel zum Emporziehen des ganzen Ein- 
satzes und in der Mitte ist der grofse Schwimmzylinder, der am Boden 
drei in gleichen Abständen befindliche kleine Drahtbügel besitzt, die den 
Schwimmer in der Mitte des Wassers halten. Die Reibung zwischen diesen 
Bügeln und der Glaswand ist unter Wasser bei senkrechter Stellung des 
Schwimmers sehr gering. Würde sich beim Fehlen der Bügel die Schwimmer- 
wand oben gegen das Glas anlegen, so erhielte die Bewegung des Schwimmers 
infolge der Kapillarwirkung des Wassers eine so grofse Hemmung, dafs an 
gleichmäfsigen Abflufs nicht zu denken wäre. 
Es empfiehlt sich, wenn nicht ganz besonders grofse Volu- 
mina zu bestimmen sind, mit dem Schwimmer zu arbeiten, d. h. 
diesen jedesmal vor dem Hineinlegen des Gegenstandes anzuheben und, 
ohne dafs Wasser neben den Zylinder abtropft, ihn wieder auf die Wasser- 
oberfläche zu senken, sobald der Gegenstand auf den Zylinderboden ge- 
bracht ist. Bei angehobenem Schwimmer hat man zugleich Zeit, mit einem 
(vorher schon benetzten) Glasstabe dem Gegenstände anhaftende Luftblasen 
abzustreifen. Es ist dies besonders erwünscht, wenn das Volumen von 
Kies oder dergleichen zu bestimmen ist. Erst beim Wiederaufsetzen des 
Schwimmers beginnt der Wasserabflufs und es ist eine besondere Annehm- 
lichkeit, dessen Eintritt mit der Bewegung des Schwimmers in der Hand 
zu haben. Durch einen etwas tieferen Druck beim Aufsetzen des Schwimmers 
läfst man das Wasser plötzlich in das Abflufsröhrchen hinein- 
schiefsen. Eine Luftblase bleibt dabei ganz selten darin zurück, und 
sollte eine solche sichtbar sein, so hebt man den Schwimmer wieder an 
und drückt ihn noch ein wenig energischer in das Wasser. 
Zur Erprobung der Gleichmäfsigkeit desWasserab fl usses giefst 
man eine bekannte Wassermenge aus dem Mefszylinder, z.B. genau 100 ccm 
bei geringem Anheben des Schwimmers zwischen Schwimmer und Glaswand 
hinein. Nach Unterhalten des Mefszylinders unter das Abflufsröhrchen läfst 
man den Abflufs ruckartig beginnen, indem man den Schwimmer etwas 
tiefer hineindrückt und alsdann natürlich ruhig schwimmen läfst. Nach 
etwa einer halben Minute stockt der Abflufs. Im Mefszylinder ist der Wasser- 
stand oft genau wieder bei 100 ccm, wie vor dem Hineingiefsen. Vor Be- 
ginn einer Messung, die recht zuverlässig werden soll, macht man diese 
Probe einige Male. War auch zuletzt der Abflufs der normale, so ist 
garantiert, dafs nicht ein ausnahmsweiser Zufall (Erschütterung) einen 
Fehler in die Bestimmung bringt. 
Nach Abtropfenlassen eines innen benetzten Becherglases stellt man 
dies zum Auffangen des verdrängten Wassers unter das Abflufsröhrchen, 
bringt in der beschriebenen Weise den Gegenstand in den Zylinder, er- 
öffnet mit dem Schwimmer den Abflufs und mifst schliefslich die abgeflossene 
Wassermenge mittels geeigneter Mefszylinder. 
Bei einer ganzen Folge von Bestimmungen, z. B. für Gesteinsproben, 
ist es besonders des bequemeren Emporholens wegen zweckmäfsig, die 
grofsen Gegenstände an einem dünnen Faden zu befestigen, an dem man 
sie in das Wasser hinabläfst. Der schlaff an der Gefäfswand liegende 
Faden verursacht keinen bemerkbaren Fehler. Besonders beim Unter- 
richtsgebrauche des Apparates ist die Verwendung von Fäden 
zweckmäfsig. Nachdem das erste Einbringen des Gegenstandes bis auf 
den Boden des Zylinders sein Volumen ergeben hat, kann auch die Be- 
