11 
Stimmung seines absoluten Gewichtes mittels des Verdrängungsapparates 
erfolgen. Man hebt mit der einen Hand den Schwimmer genügend hoch 
heraus — am bequemsten hängt man den Drahthenkel über eine hoch 
aufgestellte Stativklemme oder ein besonderes Galgengestelle, wenn man 
ohne Gehülfen arbeiten will — man zieht hierauf den Gegenstand empor 
und bringt ihn, nur mit den Fingerspitzen zugreifend, in die untere Schale 
des Schwimmers. Wasser darf hierbei freilich nicht von den benetzten 
Dingen daneben herabtropfen, sondern alles ist oberhalb des Zylinders aus- 
zuführen. Die Benetzung der Fingerspitzen kommt nicht in Betracht. 
Setzt man hierauf den Schwimmer wieder in das Wasser, so gelangt 
eine Wassermenge zum Abflufs, die ebenso schwer wie der Gegenstand 
im Wasser ist. Läfst man sie gleich in den die erste Wasserportion ent- 
haltenden Mefszylinder abfliefsen, so macht sie mit dieser zusammen eine 
Wassermenge aus, deren Gewicht gleich dem Gewichte des Gegenstandes 
in Luft ist. Das spezifische Gewicht ist, wie sofort ersichtlich, aus 
den beiden Ablesungen am Mefszylinder durch Division zu finden. Da frei- 
lich nicht Wasser von 4°, sondern von Zimmerwärme abfliefst, so ist die 
Zahl der das zweite Mal verdrängten Kubikzentimeter etwas (1 bis 2 % 0 ) 
gröfser als das Gewicht des Gegenstandes (in Wasser) in Grammen. Für 
die meisten Zwecke des Apparates ist die geringe Differenz verschwindend. 
Man erhält in der Tat eine entsprechend gröfsere Zahl von Kubikzenti- 
metern als Mafs für das Gewicht eines ganzen oder halben Kilogrammes, 
wenn man ein solches Gewichtsstück mitten in den Luftraum des Schwimmers 
hineinsetzt. Damit auch bei einer solchen Belastung der Schwimmer senk- 
recht bleibt, schiebt man das Gewichtsstück zu Anfang des Wasserabflusses 
je nach der Neigung des Schwimmers mehr in die Mitte. 
Von anderen Unterrichtsversuchen mit dem Apparate sei der 
Nachweis erwähnt, dafs auf dem vorhin angegebenen Wege das Luft- 
gewicht eines Gegenstandes gefunden wird. Nachdem zunächst das von 
diesem verdrängte Wasser abgemessen und die Wassermenge nach Be- 
schweren der unteren Schwimmerschale mit dem Gegenstände hinzu- 
gekommen ist, nimmt man den Schwimmer empor und überträgt den 
Gegenstand von der unteren Schale in den grofsen Lufti’aum des 
Schwimmers. Man achtet hierbei darauf, dafs abtropfendes Wasser in 
den Zylinder zurückfällt. Die kleine, an den Fingerspitzen bleibende Wasser- 
menge kommt wieder nicht in Betracht. Setzt man den Schwimmer jetzt 
wieder hinein, nachdem von der noch im Mefszylinder befindlichen Wasser- 
menge ein Teil in den Zylinder zurückgegossen wurde, so fliefst bei normalem 
Abrinnen genau ebensoviel Wasser in den daruntergehaltenen Mefszylinder 
hinein, als zuletzt darin war. Es ist klar, dafs selbst eine beliebig gröfsere 
Wassermenge an dieser Übereinstimmung nichts ändern würde, die, an dem 
Gegenstände haftend, von unten nach oben mit übertragen würde. Durch 
Eingiefsen von Wasser in den Schwimmer, das aus dem Röhrchen durch 
Herunterdrücken des Schwimmers vorher verdrängt war, kann man dies 
sofort demonstrieren. Die gleichmäfsige Einstellung des Wasserniveaus 
zeigt sich stets darin, dafs z. B. genau 100 ccm wieder abfliefsen, wenn 
man diese nach geringem Anheben des Schwimmers in den Zylinder 
hineingofs. 
Die Gewichtsbestimmung mit dem Verdrängungsapparat gibt 
in den verdrängten gleich schweren Wassermengen ein sehr anschauliches 
Bild der ungleichen Gewichte von Körpern verschiedener Dichte. Als 
