13 
den Mefszylinder geflossene Wasser wieder zurückgiefst, um eine kleine 
Anzahl von ganz wenig differierenden Angaben zu erhalten, deren Mittel- 
wert berechnet wird, kann man auch bei Körpern von nur 100 bis 200 ccm 
den Fehler unter 1 / 2 ccm herabsetzen. Eigentlich braucht man zum wieder- 
holten Abmessen der verdrängten Wassermengen Mefszylinder, die auf 
Ausgufs geeicht sind. Die kleine, der Zylinderwand adhärierende Wasser- 
menge in gewöhnlichen Mefszylindern kann man indessen leicht durch 
Wägung des trocknen und des innen benetzten Zylinders ermitteln und 
nötigenfalls in Abzug bringen. 
II. Eine Senkwage mit Zentigrammspindel. 
Fig. 2. 
Apparate wie die gewöhnlich nach Nicholson benannte Senkwage 
(Gewichtsaräometer) sind erheblich älter, als meistens angenommen wird. 
So findet sich in s’Gravesande, Elementa 
Physices (1720), S. 118 ein Gewichtsaräo- 
meter mit kalibrierter Spindel für die kleinsten 
Differenzen und mit zwei Schalen (in Wasser 
und in Luft) beschrieben, in Fig. 5 der 
Tafel 22 abgebildet. In der verbesserten 
Form (Tr all es) läfst die Senkwage die Be- 
stimmung etwas gröfserer Gewichte zu, wäh- 
rend bei der gewöhnlichen Nicholsonschen 
Konstruktion diese nur sehr leicht sein dürfen. 
Beide Formen erfordern beim Gebrauche in- 
dessen eine geradezu mühselige Einstellung 
auf eine Marke des aus dem Wasser heraus- 
ragenden Drahtes und damit viel mehr Zeit 
als das Ab wägen unter Wasser mittels einer 
Analysenwage. 
Für den im Gebrauch feinerer Glasinstru- 
mente Geübteren ist die Verwendung der zu. 
beschreibenden Senkwage (Fig. 2) eine be- 
sondere Annehmlichkeit, da die Aufhängung 
am Faden fortfällt, die ja aufserdem bei einem 
aus Körnern bestehenden Stoffe unausführbar 
ist. Unterhalb der Schwimmkugel des Appa- 
rates befindet sich das Schälchen zur Auf- 
nahme des im Wasser Abzuwägenden. Oben 
schraubte man auf die Schwimmkugel die einem 
besonderen Futteral entnommene „Zenti- 
grammspindel“ fest, auf die man das Luftschälchen aus Nickelblech 
aufsetzt. Bei senkrechter Haltung der Senkwage kann man mit der Hand 
stets an der dünnen Glasspindel zugreifen. Sonst erfafst man die Schwimm- 
kugel. Bringt man die Senkwage auf das Wasser in einem hohen Aräo- 
meterzylinder, so ragt ein erheblicher Teil der Schwimmkugel heraus. Man 
mufs 31 g auf die Schale legen, damit Einsinken bis zum Skalenanfang (0) 
erfolgt, während nach Auflegen von 32 g die Spindel bis zum Ende der 
Zentigrammteilung (1) einsinkt. Nur um einzelne Zentigramme setzt sich 
die Skaleneinteilung über diese Hauptmarken fort. Die Zehner der Zenti- 
gramme sind für die schnellere Ablesung von allen Seiten durch die mittels 
