14 
der bekannten Armeefarbenfolge hergestellte Farbenreibe: Grau, Weifs, 
Rot, Gelb, Blau deutlicher kenntlich gemacht. Eine Anzahl nahe heran- 
getretener Schüler kann die Einstellung gleichzeitig nachprüfen. Auf die 
genauere Ablesung unterhalb des Wasserspiegels kann bei solcher Massen- 
beobachtung verzichtet werden, wenn jedesmal von oben abgelesen wird. 
Ist die Wasseroberfläche nicht ganz rein oder die Spindel nicht gleich- 
mäfsig benetzt, so zeigt sich ohnehin eine gewisse Unsicherheit der Ein- 
stellung durch die Zähigkeit des Wasserhäutchens, die ja bei allen aräo- 
metrischen Beobachtungen unter diesen Umständen bemerkbar wird. Man 
erhält Unterschiede der Einstellung von etwa 2 Zentigrammen, wenn man 
bei wenig reiner Oberfläche einmal nach leisem Herabdrücken, dann nach 
geringem Emporheben die Ablesung wiederholt. 
Die Apparate sind in ihrem Gewichte derart abgeglichen, dafs bei 18° 
unter einer Schalenbelastung mit 31 bez. 32 g die Einstellung beim Anfang 
bez. beim Ende der Zentigrammskale erfolgt. Hat das Wasser eine etwas 
abweichende Temperatur, so legt man ein Drahtstückchen bis zur richtigen 
Nulleinstellung auf oder man notiert die abweichende Einstellung für die 
anschliefsenden Wägungen. War dieselbe infolge zu grofser Wärme des 
Wassers bei 31 g Schalenbelastung z. B. beim Teilstrich 4 der Zentigramm- 
skale (man schreibt 31 ; 0 , 04 ), während eine Belastung durch einen Gegen- 
stand neben 4 g die Einstellung beim Teilstrich 67 hervorruft (man schreibt 
4; 0 , 67 ), so wiegt der Gegenstand 27,63 g. Legt man den Gegenstand auf 
die untere Schale, so erhält man eine dritte Einstellung, die mit der 
zweiten verglichen sofort den Gewichtsverlust in Wasser angibt. 
Beim Abwägen von Gegenständen gröfseren Volumens auf der oberen 
Schale kann es an Platz für die daneben aufzulegenden Gewichtsstücke 
fehlen; man benutzt dann zweckmäfsig die zweite Reihe der Gewichts- 
stücke des Kästchens (die vernickelten), die das aufgeschriebene Gewicht 
nicht in Luft, sondern unter Wasser haben. Man kann damit zugleich für 
vielerlei Unterrichtsversuche, bei denen Gewichtsänderungen demonstriert 
werden sollen, die Stabilität der Senkwage grofs machen. Mit fünf Gewichten 
in jeder Reihe kommt man aus, zugleich durchschnittlich etwas schneller 
wägend, wenn die Gewichte nicht nach der üblichen Folge, sondern 1, 2, 
4, 8, 16 g schwer benutzt werden. Natürlich ist diese Anordnung nach 
Potenzen von 2 nur für einen kleinen Gewichtssatz eine Verbesserung, da 
sonst die Addition im Kopfe Schwierigkeiten macht. Zum Wechseln der 
Gewichte auf der unteren Schale hebt man mit der einen Hand die Spindel 
an, greift mit der anderen Hand an der Schwimmkugel zu und legt das 
Gewichtsstück auf. Dann senkt man bis zur Spindel in das Wasser ein, 
hält diese selbst wieder in der Hand und lüftet einen Augenblick die Finger. 
An der schnellen oder sonst sehr langsamen Bewegung der Senkwage er- 
mifst man meistens sofort, ob und in welcher Richtung die Schalenbelastung 
für die Einstellung auf einen Punkt der Zentigrammskale zu ändern ist. 
Die Dichtebestimmung erfolgt in der beschriebenen Weise sicher und 
erspart viel Zeit; beim Unterrichte wird es möglich, Dichten von Mineralien 
oder wichtigen Stofftypen in wenigen Augenblicken zu ermitteln. Dafs man 
ebenso gut viele kleine Ge st eins Stückchen, als ein einziges kompaktes 
untersuchen kann, war schon angedeutet worden. Hartnäckig anhaftende 
Luftblasen, besonders solche, die Spalten erfüllen, entfernt man, indem 
man nach Abwägen in Luft die Mineralstückchen in ein Reagensglas mit 
Wasser bringt, dieses an die Luftpumpe anschliefst (oder, wenn angängig, 
