15 
kocht) und hinterher nach Daumenschlufs unter Wasser alles in die untere 
Schale der Senkwage sinken läfst. In der Zeitschr. f. d. phys. u. chem. 
Unterricht XIX, 10 (1906) sind eine Anzahl von Zahlenbeispielen für die 
Bestimmung der spezifischen Gewichte von Münzen (die Senkwage trägt ein 
silbernes Fünfmarkstück, auch bis 80 Mark in Gold) und Mineralien mit- 
geteilt. Die Genauigkeit der Bestimmung hängt von der absoluten Gröfse 
der Dichte des betreffenden Stoffes ab. Werden bei den beiden Wägungen 
in Luft und in Wasser jedesmal Fehler in Höhe von /\p gemacht, und zwar 
so, dafs sie sich nicht teilweise auf heben, sondern in ihrer Wirkung ver- 
stärken, so ist für einen Gegenstand von p g Gewicht und der Dichte s der 
Fehler der Bestimmung s=- ^ ’- (l — 2s). 
Bei gröfseren Werten von s nimmt der Fehler also fast mit dem Qua- 
drate von s zu. Vergleicht man alte Tabellen der spezifischen Gewichte 
mit neueren Bestimmungen, z. B. die von Al Khäzini herrührende (Ger- 
land und Traumüller: Geschichte der physikalischen Experimentierkunst, 
1899, S. 73), so berechtigen die verhältnismäfsig genauen Zahlen für die 
Metalle Gold (19, 05 gegenüber 19,26), Quecksilber (13,56 gegen 13,59), Blei 
(11,32 gegen 11,35) in verstärktem Grade ein 
günstiges Urteil über manche schon von den 
Arabern vorgenommenen Wägungen. 
Eine Anzahl weiterer Anwendungen der 
Senkwage habe ich in der Zeitschr. f. d. 
phys. u. chem. Unterricht XX, 153 (1907) be- 
schrieben. 
III, Das Differential- Aräo -Pyknometer. 
Für Gehaltsbestimmungen von Lösungen, 
mehr oder weniger konzentrierten Säuren usw. 
ist das Aufsuchen des spezifischen Gewichtes 
und die Ermittlung der Prozentsatzzahl mit- 
tels einer Tabelle ein bequemes Verfahren. 
Der Gebrauch eines Aräometers erfordert in- 
dessen eine erhebliche Menge der Flüssigkeit, 
und man mufs über einen ganzen Satz feinerer 
Aräometer verfügen, wenn die Bestimmung 
auf eine Einheit der 3. Dezimalen oder noch 
etwas genauer werden soll. Das Abwägen 
mittels des Pyknometers ist etwas umständ- 
lich; beim Abwägen des Gewichtsverlustes 
eines eingesenkten Glaskörpers ist der ab- 
kühlenden Verdunstung wegen, die auch durch 
Konvektionsströmungen stört, besonders bei 
ätherartigen Flüssigkeiten, die gleichzeitige 
Temperaturbestimmung unsicher. 
Durch Vereinigung eines Pyknometers mit einem Aräometer erhält man 
ein für schnellen, bequemen Gebrauch geeignetes Instrument. Das Pykno- 
metergefäfs (Fig. 3) nimmt aus einer Pipette oder einem Trichterchen un- 
gefähr 30 ccm der zu untersuchenden Flüssigkeit auf. In vielen Fällen 
Fig. 3. 
