16 
kann man einen etwaigen Wasserrest vom Ausspülen nach der letzten Be- 
nutzung durch zweimaliges Spülen mit kleinen Anteilen der zu unter- 
suchenden Flüssigkeit vorher entfernen. Die Temperatur der letzteren ist am 
besten ganz wenig niedriger als diejenige des Wassers im Aräometerzylinder. 
Beim Einbringen leicht verdunstender Flüssigkeiten tritt durch Überlaufen 
gewöhnlich von selbst dieser Zustand ein. Nach Abschliefsen des Gefäfses 
mit dem langen Schliffstöpselchen bringt man das Aräometer zum Schwimmen, 
wobei es aber nur dann bis zu einem Punkte der Skale einsinkt, wenn die 
Flüssigkeit eine selten hohe Dichte hat. Dieselbe mufs zwischen den 
Grenzwerten 1,9 und 2,0 gelegen sein. Die bisher beschriebene Einrichtung 
besafs auch das Aräo-Pyknometer von A. Eichhorn. 
Es sind nun dem Instrumente vier Anhängegewichte beigegeben, die, 
mit Aufschriften 0,8, 0,4, 0,2 und 0,1 versehen, das Gewicht um genau 
so viel erhöhen, als der Flüssigkeit an Schwere fehlt, um bis zu einem 
Punkte der Skale einzusinken. Sie haben unter Wasser (von 15°) einfach 
das Gewicht 0,8_p, 0,4 p usf., wobei p das Gewicht des Wassers ist, das in 
das Pyknometergefäfs hineingeht. Ist also die Einstellung z. B. beim An- 
hängen der Gewichte 0,8 + 0,4 gleich 1,948, so ist 1,948 — 1, 2= 0,748 die 
gesuchte Flüssigkeitsdichte für die Temperatur des Wassers im Aräometer- 
zylinder (15°). Ein eigenartiger und für bequemes Arbeiten erwünschter 
Vorzug des Apparates liegt darin, dafs die Einflüsse kleinerer Tem- 
peraturabweichungen auf die Flüssigkeit im Pyknometergefäfs und im 
Aräometerzylinder sich stets entgegen wirken und zum Teil aufheben. 
Befindet sich eine verdünnte wässerige Lösung im ersteren, die also die 
geringe Wärmeausdehnung des Wassers bei Zimmerwärme besitzt, so gibt 
der Apparat erst bei 18° bez. bei 11° das spezifische Gewicht um 0,ooi zu 
hoch bez. zu niedrig an. Die Temperatur von 15° braucht also nur auf 
etwa 1 Grad genau innegehalten zu werden. Noch günstiger wird es für 
Flüssigkeiten, die eine nicht so ausnahmsweise geringe Wärmeausdehnung 
besitzen. Für konzentriertere wässerige Lösungen (Dichte ungefähr 1,8, 
thermischer Ausdehnungskoeffizient etwa 0,0003) sind die Angaben erst für 
19° um 0,0005 zu grofs, unter 10° um ebensoviel zu klein. Diese Präzision 
des Apparates ist für schnelles Arbeiten recht bemerkenswert. Für zahl- 
lose organische Flüssigkeiten, die wie Alkohol etwas leichter als Wasser 
sind und eine Wärmeausdehnung von etwa 0,ooi pro Grad besitzen, sind 
die Angaben bei 18° um 0,ooi zu niedrig, bei 12,5° um ebensoviel zu hoch. 
Etwas genauer ist bei besonders leichten und sich stark ausdehnenden 
Flüssigkeiten wie Äther auf Annäherung der Wassertemperatur an 15 0 zu 
sehen. Die Angaben werden für letztere Flüssigkeit schon bei 16,5° um 
0,ooi zu klein, bei 13,5° um ebensoviel zu grofs. War aber, wie oben er- 
wähnt, die Temperatur der ätherischen Flüssigkeit beim Einbringen etwas 
unter Zimmerwärme gesunken, so nimmt sie in kurzer Zeit nach dem 
Einsetzen des Instrumentes die Temperatur des Wassers (15°) an. 
Es entweichen dann einzelne feine Tröpfchen neben dem Stöpselchen des 
Pyknometergefäfses, stets aber nur so lange, als sie infolge der Wärme- 
ausdehnung noch herausgeprefst werden. Durch besondere Versuche wurde 
festgestellt, .dafs hierbei keine Bestimmungsfehler auftreten. 
Die gefundene Zahl ist nicht das „spezifische Gewicht“ im strengen 
Sinne des Wortes (Gewicht der Volumeneinheit), sondern, ebenso wie das 
Ergebnis der Dichtebestimmung nach Abwägen eines Körpers in Luft, sowie 
in Wasser von Zimmerwärme, diejenige Zahl, die streng genommen als 
