17 
„relatives Gewicht“ zu bezeichnen ist, was ja aber gewöhnlich nicht ge- 
schieht. Nach der Bezeichnung von Gockel (siehe dessen Vortrag beim 
internationalen Kongrefs für angewandte Chemie in Berlin 1903) 
15°C 
ist die Angabe des Aräo- Pyknometers durch - ^-rf (76) gekennzeichnet. 
lD vj. 
15°C.\ . 
-jöq“ 1 1 wenn rQan die a Ö- 
gelesenen mit der Dichte des Wassers bei 15°, 0,99913 multipliziert. Für 
die Deduktion der durch Wägung festgestellten Gewichte ( d ) auf den luft- 
leeren Raum gab Gockel eine Tabelle an, die sich durch die Formel 
ersetzen läfst: d! — 0,9988 d + 0,0018. Man sieht, dafs diese Reduktion 
auf den luftleeren Raum unter den Genauigkeitsverhältnissen des be- 
schriebenen Apparates nur dann in Betracht kommt, wenn die Dichte der 
Flüssigkeit eine selten grofse ist. Eine einzelne Bestimmung hat einen 
Fehler, der unter 0,ooi liegt. 
Für kleine Laboratorien (Schulen) ist der Gebrauch des bequemen und 
genauen Instrumentes recht zweckmäfsig. Der Lehrer verschafft sich damit 
vielerlei Aufklärungen bei seiner vorbereitenden Arbeit. Im Unterrichte 
kann man schnell damit die Vorzüge und Schattenseiten der verschiedenen 
Verfahren der Dichtebestimmung von Flüssigkeiten demonstrieren.*) 
*) Das Aräo - Pyknometer liefert das Phys.- ehern. Institut von Dr. Gockel in 
Berlin NW., Luisenstrafse. 
Die Bezugsfirma für die 3 beschriebenen Apparate, Max Kohl in Chemnitz, entlieh 
die Cliches der Figuren. II und III stehen unter Musterschutz. 
Die wahren spezifischen Gewichte erhält man 
