13 
B. Luft. 
Das Gewicht von 1 cbm Luft in Kilogrammen bei s mm Spannung 
und der absoluten Temperatur T ist 
/,= WT kgr/cbm - 
Wir haben hier als Volumeinheit das cbmm und als Gewichtseinheit 
das Gramm eingeführt. Setzt man also 
B = 2,153 X 10 + 6 , 
so wird 
s 
y' f = j, Gramm pro cbmm 
sein. Näheres hierüber findet man in meiner Vorarbeit zum Jahrbuch 1903 
der K. S. Landeswetterwarte. 
Wird das Volumen der Luft im Apparat mit v bezeichnet, so ist 
IV. M'= .p m das Gewicht dieser Luft. 
Jti 1 
Bezeichnet v 0 das Volumen der Zuleitungsröhre, so ist 
v = v 0 +Ccpw 2 — F(f (iv 2 — # 2 ) + qg>(l 7 — y’) 
und man erhält 
IVB. M ' = ^T { v o + C( f^ 2 -F<f(iv 2 - # 2 )+q<p(l,—y')y 
Die Formeln IV A und IV B können einer wesentlichen Umarbeitung 
unterzogen werden. 
Wenn man nämlich das Gewicht M f durch das Gewicht der Zwischen- 
flüssigkeit, welche in 1 Millimeter der Taucherglocke enthalten sein kann, 
dividiert, so erhält man die Höhe L des Zylinders vom Querschnitt der 
Taucherglocke, in welchem die ganze Menge M' der Zwischenflüssigkeit 
untergebracht werden kann. Es ist 
VA. 
VB. 
L = bei Petroleum. 
qa 
BT 
L = 
s 
M' 
qg) 
bei Luft. 
Wird aufserdem noch 
VI. 
gesetzt, werden also mit q und q ' die Verhältnisse der Querschnitte der 
Kammer und der massiv gedachten Zuleitungsröhre zu dem Querschnitt 
der Taucherglocke bezeichne^ so erhält man die für alle Arten der 
Zwischenflüssigkeit gemeinsame Formel 
V. L = i 0 + qw 2 — (/ (w 2 —& 2 ) + l y'. 
Man hat hierbei aber nur noch zu beachten, dafs bei Petroleum L 
eine Konstante ist, so lange sich die Temperatur nicht wesentlich ändert, 
bei Luft aber L als Funktion von s und T auftritt. 
