16 
so bringt die geringste Schwankung im Barometerstand eine unendlich 
grofse Bewegung der Bohre hervor, während die Bohre mit dem Luft- 
druck steigt, wenn 
K+B<C 
ist. Untersucht man diese Angelegenheit näher, so findet man, dafs der 
Gleichgewichtszustand 
stabil 
indifferent ist, wenn K B = C 
labil 
gewählt wird, also nur im ersteren Fall die Bohre bei einem gegebenen 
Barometerstand sich in der durch die Gleichung 2 gegebenen Stellung 
erhalten kann. Das Instrument mufs sonach so eingerichtet werden, dafs 
die Bohre bei steigendem Barometerstand sinkt. 
Ist K = Null, hat man also vielleicht die Bohre an einer leicht beweg- 
lichen Bolle mit konstantem Gegengewicht aufgehangen, so mufs der äufsere 
Durchmesser des in das Quecksilber tauchenden Bohrstückes (B) gröfser 
als der Durchmesser der Kammer sein. Am einfachsten erreicht man dies, 
wenn man C = A macht, also ein gleichweites zylindrisches Bohr anwendet. 
Hierbei kommen aber noch andere Erwägungen in Frage. Die Wage- 
manometer sind bisher nur zur Begistrierung des Luftdruckes eingerichtet 
worden, wozu sie sich besonders eignen, viel besser als alle anderen 
Barometerformen. Das Gleiten des Schreibstiftes auf dem Papier erfährt 
einen gewissen Widerstand, der durch die bewegende Kraft der Luft- 
druckänderung überwunden werden mufs. Nimmt man bei der Differen- 
tiation der etwas abgeänderten Gewichtsgleichungen d£ = 0 an, so erhält 
man für die bewegende Kraft folgende Formel: 
dP 1 _ C ■ _ r 
db ~ c—b- 
+ E 
Das Instrument wird also um so kleinere Fehler bei der Begistrierung 
der Luftdruckschwankungen — soweit nur die Beibungswiderstände zwischen 
Schreibstift und Papier in Frage kommen — machen, je gröfser der Durch- 
messer der Kammer ist. Um Quecksilber zu sparen, gibt man der Kammer 
nur die absolut nötige Länge und macht dann den unteren Teil der Bohre 
möglichst eng. Jedoch kann man auch in diesem Fall durch Ankitten 
eines genügend langen Zylinders aus Stahl oder Eisen die Bedingung B > C 
erreichen. Dies führt noch auf eine weitere Frage, die hier wenigstens 
gestreift werden möchte. Wie bereits erwähnt wurde, treten Bewegungen 
im Instrument auch durch Temperaturänderungen ein und werden haupt- 
sächlich durch die Ausdehnung der Flüssigkeiten bedingt. Da eine exakte 
Untersuchung des Temperatureinflusses nur bei Instrumenten, deren Ein- 
richtung in allen Einzelheiten genau bekannt ist, stattfinden kann und 
selbst eine überschlägliche Ermittelung derselben ziemlich viel Bechnung 
erfordert, wurde diese Frage hier beiseite gelassen. Da aber bei den ! 
registrierenden Barometern der Temperatureinflufs von besonderer Be- j 
deutung ist, sollen hier die Hauptsachen eingeschaltet werden. 
Es macht dies nötig, auf den Fall einzugehen, bei dem in der Kammer 
sich Luft, wenn auch von nur sehr kleiner Spannung befindet. Die 
Gleichung 2 ist dann zu schreiben 
