19 
zu schreiben sein. Meist wird es dann der Wert T sein, um dessen Be- 
stimmung es sich mit Hilfe des Wagemanometers handelt, T x und T 2 
müssen auf andere Weise ermittelt werden. 
IV. Wagemanometer als Wassermesser. 
Bei den folgenden Einrichtungen soll angenommen werden, dafs das 
Manometerrohr aus einem einfachen zylindrischen Rohr — welches am 
besten aus Stahl (Mannesmannröhre) gemacht wird — besteht und dafs 
dieses Rohr festgehalten wird. 
Der Trog wird beweglich eingerichtet. 
Da aber dann die Zuleitungsröhre durch den Trog kaum zu brauch- 
baren Konstruktionen führen dürfte, soll weiter angenommen werden, dafs 
die Zuleitung nach dem Manometerrohr geführt wird und an der Stelle 
A'=Z 5 - \-x einmündet. Dieses Zuleitungsrohr bildet dann eine konstante 
Erhöhung des Gewichtes 0 ± und in den Formeln III ändert sich weiter 
nichts, als dafs man 
dV ~ 0, d& 2 = 0, d£ = 0 und F= 0 
zu setzen hat. 
Es kann nun weiter angenommen werden, dafs bei 
ist, was auch 
h = 0 § = 0 
ergibt. Dann erhält man 
V = V o + 
yo= £o 
BE+{E—B)K t 
EC § 
a i E — K. 
4. z = y 0 + — g— £ 
7 , K{E+C-B)-E(C-B) y 
. EC 
wobei bemerkenswert ist, dafs diese Formeln für alle Zwischenflüssig- 
keiten gelten. Weiter möchte hier noch kurz bemerkt werden, dafs h bei 
Minder druck positiv gerechnet wurde und bei Überdruck negativ erscheint, 
es sinkt dann die Quecksilberkuppe in der Röhre unter das Niveau im Trog. 
Wassermessungen selbst können sehr verschiedenartig sein. Zuerst 
kann man das in der Zeichnung vorausgesetzte Wasserbassin beibehalten. 
Dasselbe kann höher oder tiefer liegen als das Wagemanometer. Während 
es beliebig hoch gestellt werden kann und dies nur erfordert, dafs man 
die Röhre und den unteren Trogteil genügend lang macht, ist der An- 
ordnung unter dem Wagemanometer bei Petroleum eine durch die Gröfse 
des Luftdruckes (zirka 12 m im günstigsten Fall) bedingte Grenze gesetzt, 
obwohl auch hier man sich helfen könnte. Man wird also zunächst an 
einen der Wasserbehälter denken können, wie sie bei allen Wasserleitungen, 
Wasserstationen für die Lokomotiven, in chemischen und anderen Fabriken 
usw. Vorkommen. Der Apparat soll dann das zu- und abgehende Wasser 
angeben und zwar dadurch, dafs er alle Schwankungen in der Höhe H 
des Wasserspiegels durch das Wagemanometer registriert. 
In solchen Fällen wird man als Zwischenflüssigkeit zwar stets Luft, 
aber nur selten Petroleum anwenden dürfen. Meist wird man als Zwischen- 
flüssigkeit direkt das Wasser wirken lassen können. 
** 
