22 
gröfste Schwankung im Wasserstand gegeben. Man hat dafür zu sorgen, 
dafs beim Anstieg des Wassers und der damit zusammenhängenden Zu- 
sammendrückung der Luft immer noch ein genügender Luftraum in der 
Glocke bleibt, auf keinen Fall aber das Wasser in die Rohrleitung gelangt. 
Müfste die Glocke einen sehr grofsen Durchmesser erhalten , wodurch sie 
sehr teuer werden könnte, so kann die Verwendung einer nur sehr wenig 
geneigten langen Röhre in Betracht gezogen werden. Es kann jedoch 
hier nicht auf alle in Frage kommenden Einzelheiten eingegangen werden. 
Gelingt es, L/s so klein zu machen, dafs man es vernachlässigen 
darf, in welchem Fall dann auch q stets weggelassen werden kann, so 
nehmen die Formeln die sehr einfache Gestalt 
äy '= Null 
dH ^ — ydh 
an. 
Diese Darlegungen werden genügend zeigen, welcher weitgehenden 
Anwendungen das Prinzip des Wagemanometers fähig ist. Weitere Vor- 
schläge habe ich in meinen früheren Arbeiten gemacht, habe aber zur 
W eiterverfolgung dieser Angelegenheit keine Zeit — und auch kein Geld 
gehabt. 
