'I 
H. WiLD, Inductions-Inclinatorium neubr Construction 
die Berechnung nach der vervollstândigten Théorie benutzt wird. Wie schon bemerkt, sind 
namlich die verbesserten Tlieorien bloss als Annâherungen zu betrachten und machen ge- 
wisse Voraussetzungen, deren thatsachliche Erfülhing nur unsicher zu constatiren ist. 
Die Idee der neuen Méthode der Beobachtung bestelit darin, die beiderlei Stellungen 
der Drehungsaxe der Inductor-Rolle im raagnetisclieu Meridian so zu wâhlen, dass dieselbe 
mit. der durch die Inclination gegebenen Ricbtung der erdmagnetischen Kraft beiderseits 
nahe gleiche Winkel einschliesse und somit, auch die Ablenkungen des Multiplikator- 
Magnets in beiden Füllen naliezu gleieh gross werden. Alsdann wird aus dem Résultat offen- 
bar der stOrende Einfluss der Verânderung der Multiplikatorfunction mit dem Ablenkungs- 
winkel climinirt werden. 
An und fur sich erscheint es nicht von Belang, welchen Winkel der Drehungsaxe zur 
wahren Inclination man hiebei wahle, und man konntc daller nach dem Vorschlag von 
Schering 1 ) zur Erhohung der Empfindlichkeit des Erdinductors und damit caeteris pari- 
bus der Genauigkeit des Messungrcsultates ganz kleine Neigungen derselben zur Inclinations- 
richtung benutzen. Ich habe indessen am citirten Ortc aus den fiir diesen Fall abgeleiteten 
Formeln deducirt, dass die Sicherheit der Inclinationsbestiramung hiebei nur im Verhaltniss 
von 10 zu 9 vcrklcinert wird, wenn man den Winkel zwischen Drehungsaxe und Inclinations- 
richtung von 0 bis zu 26° anwachsen liisst und demgemass habe ich schliesslich aus prak- 
tischen Gründen für die Messungen nach dieser Méthode in Pawlowsk den Winkel von 
19° 20' gewahlt., der mit Rücksicht auf die damalige mittlere Inclination in Pawlowsk: 
70° 40' gestattete, fiir die einc Stellung der Drehungsaxe die Vertikallage derselben zu 
benutzen. 
Zur Ausführung dieser neuen Méthode muss namlich der die Drehungsaxe der Inductor- 
Rolle tragende Ring oder Rahinen um eine horizontale senkrecht auf dem magnetischen Meridian 
stehende Axe drelibar sein, an welcher dann auch ein vertikaler Kreis mitTheilung befestigt 
ist, um den Winkel der Drehungsaxe mit dem Horizont oder mit der Vertikalen messen zu 
konnen. Es ist also behufs Auffindung der, der Vertikal-Lage der Drehungsaxe der Rolle 
entsprechenden Ablesung am Theilkreise jedenfalls nothig, die Letztere zu Anfang derVer- 
suche jeweilen vertikal zu stellen resp. dieselbe nach dem an der Rolle befestigten Niveau 
verni ittelst der Fussschraubcn des Gestells einzuuivelliren und da erspart man denn eine 
ganze Einstellung der Rollenaxe und Ablesung am Vertikalkreis, wenn man diese Vertikal- 
Lage gleieh als die eine Hauptstellung derselben für die Versuche benutzt. Nachdem die Strom- 
messung bei dieser Stellung erfolgt ist, bat man nur um das Doppelte des Complement- 
winkels der Inclination zu 90° nach dem Vertikalkreis die Rollenaxe mit dem Rahmen 
zu drehen, um gleieh zur zweiten Strommessung in der zweiten Hauptstellung schreiten 
zu konnen. 
Wie in dem orwülmten Artikel weiterhin kurz mitgetheilt ist, habe ich im Winter 
1) Tageblatt der 51. Versammlung Deutscher Naturforscher in Casse], 1878, S. 42. 
