G 
II. Wild, Inductions-Inclinatorium neueb Construction 
Zeit. 
Mittl. Differenz. 
Mittl. Abweioli. 
Zabi der Beob. 
Beobachter. 
April 
2'5 
4 
Leyst, Rosenthal. 
Mai 
3,2 
4 
)) 
Juni 
2,0 
4 
» 
Juli 
0,2 
4 
» 
August .... 
2,5 
4 
)> 
September . . 
4,3 
4 
» 
October .... 
3,0 
4 
)) 
November. . . 
1,9 
4 
)) 
I lecember . . . 
5,5 
4 
» 
Jahr 
3,00 
dr0'98 
48 
)) 
Der Vergleich der Angaben der G einzelnen Nadeln des Inclinatoriums von Dover mit 
ihrem Gesammt - Mittel zu versebiedenen Epochen liât nun allerdings relative Verande- 
rungen dieser Nadeln bis zu 2' ergeben ’) und es ist daller mehr als wahrscheinlicb, dass 
aucli das Gesammt-Mittel, mit dem die Angaben des Inductions-Inclinatoriums oben ver- 
glichen sind, gewisse absolute Veranderungen im Laufe der Zeit erfahren habe und so ein 
Theil der Variation vorstehender Differenzen beider Instrumente von 1880 bis 1886 sicli 
erklüren lasse. Angenommen aber, es sei sogar die ganze Veranderung der mittleren Diffe- 
renz von — 0'85 im Jalire 1880 zu 3'00 im Jahre 1886 bloss auf eine Aenderung der 
absoluten Correction des Nadel-Inclinatoriums zurückzufübren, so kann dies jedenfalls nicht 
von den betrachtlichen unregelmâssigen Variationen desselben innerhalb eines und desselben 
Jahres gelteu und wir müssen also die Schuld davon zum grosseren Theil docli dem Induc- 
tions-Inclinatorium beimessen. Da nun theoretisch 1 2 ) der absolute Fehler einer Bestimmung 
der Inclination mit dem Inductions-Inclinatorium nach der neuen Méthode nur 0'2 sein sollte 
und jedenfalls 0'4 nicht übersteigen darf, so muss der tiber doppelt so grosse Fehler bei den 
sp&teren der vorstehenden Messungen andereu storenden Umstànden beigeinessen werden. Als 
solche weitere Fehlerquellen bei dem Inductor von Meyerstein müssen nun in der Tliat be- 
zeichnet werden: 1. die durch die Construction bedingte Unmôglichkeit einer genauen 
Justirung und Orientirung des Instruments, 2. die allzugeringe Stabilitat des hOlzernen 
Gestells desselben, welche besonders bei der gencigtcn Lage der Axe nicht zu controlirende 
Versetzungen der Theile zuliess, 3. der starke Eisengehalt aller, von Meyerstein herstam- 
menden Messingtheile des Apparats, der erst Antàng 1887 constatirt wurde, als das Instru- 
ment zur Ausführung einer Reparatur der Axe zerlegt wurde. 
Diese Umstânde verbunden mit der Ueberzeugung, dass das Inductions-Inclinatorium 
bei schicklicher Construction berufen sei, sichere Werthe der absoluten Inclination zu Refera, 
1) Siehe Einleitung zum I. Theil der Annalen pro 
1886, S. XXXV. 
2) Siehe Bulletin T. XXVII, p. 474. 
