und Bestimmung der absolüten Inclination biit demselben in Pawlowsk. 
7 
veranlassten midi, in (1er Works tatte des physikalischen Central-Observatoriiims ein neues 
Instrumeut dieser Art ausfiihren zu lasse». Nachdein ich gegen Ende 1887 mit. demMecha- 
niker des Observatoriums Herrn Freiberg eincn genauen Plan dcsselbcn ausgearbeitet 
batte, wurde dasselbe Anfang 1888 begonnen und bis zum Frühjahr 1890 vollendet. Ausser 
Herru Freiberg selbst liât ganz besonders Herr Domorosehtschew an demselben ge- 
arbeitet; einzelne Theile sind aueh von Herrn Rolirdanz, der seither zum Mechaniker des 
Observatoriums in Pawlowsk befôrdert wurde, sowie von Herrn Petermann, Mechaniker 
des physikalischen Cabinets der Akademie, ausgcfuhrt worden. Ich halte es fiir meine Pfliclit, 
die Verfertiger hier ausdrücklich zu nennen, da sie aile, wic ich midi bei der steten Be- 
aufsichtigung des Fortgangs der Arbeit selbst tiberzcugte, mit grosscm Eifer sicli dieser 
Sache gewidmet und so ein wirklich vollkommenes Instrument seiner Art ge- 
schaffen haben. 
Beschreibting des neuen Inductors. 
Der noue Inductor, denTafel I in perspectivischer Ansicht naeh photographischor Auf- 
nahrae darstellt, bestcht ans einem grossen, in seiner Mittellinie 890 mm. im Durchmesser 
haltenden Messingring von fl-fôrmigem Qucrschnitt, bei dem nur an don 3 Stellen, wo die 
Stellschraubenfüsse darin eingeschraubt sind, dcrHohlraum je auf lOOmm.Liinge ausgefüllt 
ist. Die Schrauben der Fusse geben ganz durch, so dass oberhalb 5-cckige Muttern zum 
Klemmen aufgesetzt werden konnen. Unterhalb dienen 6-eckige Theile der Füsse zum An- 
setzen von messingenen Schraubenschlüsseln behufs Drehung derselben beim Nivelliren des 
Apparats. Der eine, in der Zeichnung nicht sichtbare hintere Fuss ruht mit seinem spitzen 
Ende in einem Kôrner der messingenen Fussplatte, wâhrend der Fuss rechter Hand vorn mit 
abgerundetem Ende auf einer ebeneu Fussplatte schiebbar anfliegt und der dritte, ebenfalls 
unten abgerundete Fuss linker Hand in einer passenden cylindrisehen Hiilse sitzt, welche 
zwischen zwci Nasen auf dieser Fussplatte vérin ittelst Schrauben verschoben werden kann. 
Diese Vorrichtung dient dazu, kleinere Drehungen des grossen Ringes im Azimut uni den 
hinteren Fuss als Axe zu bewerkstelligen und darnach durch beiderseitiges Anziehen der 
Schrauben den Ring festzustellen. 
Der grosse Ring reprâsentirt das Gestell fiir die Horizontalaxe des die Inductor-Rolle 
umschliessenden zweiten Ringes, zu welchem Ende auf seiner oberen Seite an den Enden eines 
Durchmcssers zwei Lagerstiitzcn angcgossen sind. In halbcylindrischen Lagern derselben 
liegen genau passeiul die cylindrisehen Zapfen des zweiten Ringes von T-fürraigem Quer- 
schnitt, welche durch halbcylindrische Lagerdeckel beim Anziehen der sie haltenden Schrau- 
ben, angepresst werden und so die Durchbiegung der Axen durch das Gewicht des inneren 
Ringes und der Rolle wieder grosstentbeils aufheben. Hiedurch wurde aber die Reibung der 
