8 
H. Wild, Inductions-Inclinatorium neujer Construction 
Zapfen sehr vermehrt und die Drehung um die Horizontalaxe erschwert; nian liât daher 
zur Entlastmig der Lager beiderseits auf die Zapfen Ringe aufgesetzt, die in einer inneren 
Rinne 20 Hartgusskugeln enthalten, von vertikalen Sttitzen getragen werden und durcli 
diese auf kraftigen, am grosseu Ring inncn bcfestigten Mossi ngfedern rulieu (siehe in der 
Figur links). Durcli Verlângerung der aus zwei Theilen bestehenden vertikalen Stützen ver- 
niittelst Schraube und Mutter konnen die Fodern so lange gespannt werden, dass sie den 
inneren Ring mit seiuen Zapfen aus den Lagern lieben und derselbe dann uur auf deuKugeln 
ruht und ganz leielit drehbar ist. Man liisst darauf dieSpannung sowcit nach,bis die Zapfen 
eben wieder siclier in iliren eigentliclien Lagern rulien. An dem einen Zapfen ist zwiscbcn 
dem Lager und inneren Ring der, in y # ° auf Silber getbeiltc Kreis befestigt, welclier mit. 
zwei Mikrometer-Mikroskopen abzulesen ist. Diese werden von zwei, an die betreffende 
Lagerstütze angegossenen Haltern getragen, in welclien sie durcli Schrauben allseitig justir- 
bar befestigt sind. Zwei Umgange der Seliraubenmikrometer mit Doppelfaden cntsprechen 
den 10' der Theilung, und da die Trommeln je in 60 Theilc getbeilt sind, so eutspricht also 
einem Tlieil derselben 5". Bei der angewandten Yergrôsserung der Mikroskopc künnen die 
Einstellungen des Doppelfadens auf den Theilstrich des Krcises nocli ganz siclier auf 2 "5 
gleicb einem lialben Trommeltbeil erfolgcn. 
Zwischen den beiden Fiissen der die Mikroskope tragenden Lagerstütze ist ein Niveau 
mit justirbarer Messingfassung senkrecht zur Horizontalaxe des drehbaren Ringes und ent- 
sprechend bei der anderen Lagerstütze ein ebensolches, parallel zu dieser Axe auf dem Ge- 
stcllring befestigt, welche die unveranderte Erhaltung der Nivelliruug desselben anzeigen 
sollen. Beidc baben einen Pars-Werth von 3". 
Der innere Ring besitzt an den Enden eiucs auf der Verbindungslinie der Zapfen scnk- 
recliten Durchmessers, entsprecbend wie bei diesen, Verstarkungen, in welclien die Lager 
für die beiden Zapfen des massiven Messing-Rabmens der Inductor-Rolle angebraclit sind 
(siehe auch Tafel II, Fig. 1). Die beiden Zapfen und entsprecbend ihre Lager sind hier 
konisch und zwar ist bei der Stellung des Rahmens in unserer Figur der untere Zapfen Z 
nach aussen verjüngt und der obère Z' zur Rolle Lin. Durcb Anziehen einer Schraube Jim 
Lagerdeckel L, deren stumpfes Ende gegen den unteren Zapfen drückt, kann in ü libeller 
Weise die Reibung der Rahmeu-Zapfen in iliren Lagern beliebig vermindert werden Da- 
mit aber auch in der umgekehrten Lage d. h. nach Umdrchung des inneren Ringes um seine 
Zapfen um 1 80° das Instrument benutzt werden konne resp. der Rahraen mit seinen Zapfen 
nicht aus den Lagern herausglcite, drückt auch oben auf die Basis des Konus eine, ihrer 
Axe nach durchbolirtc — warum dies, werden wir weiterbin selien — Schraube J' welche 
wieder von einem über das Ende des Zapfens und das Lager befestigten Deckel L' "ehalten 
wird. Durch passendes Anziehen der oberen und unteren auf die Zapfen drückenden Schrau- 
ben und ihrer Klemm-Muttern K und K' wird leiclit erzielt, dass der Rollen-Rahmen mit 
seinen Zapfen zwar siclier in den Lagern ruht, aber docli sehr leiclit in denselben trotz 
seines betraclitlichen Gewichts drehbar ist. Um den Rahmen mit seinen Zapfen in die Lager 
