und Bestimmung der absoluten Inclination mit demselben in Pawlowsk. 1 1 
fernen des Torsionsgewiclits beziehungsweise des Magneten verharren beide Stifte, wenn das 
Instrument zur Induction benutzt wird. 
Gegeniiber dem Magnetspiegel s befinden sich beiderseits im Rahmen kreisformige, 
über doppelt so grosse Oeffnungen, welclie durcli planparallele Glasplatten v und v ver- 
schlossen werden. Die letzteren sind in ihrer relativen Gage zum Rahmen dadurch justirbar, 
dass sie durch eine eingelegte ringformige Feder gegen drei übergreifende Schrauben- 
kopfe u, u im letzteren angedrückt werden und so ilire Lage durch die Stellung dieser be- 
dingt wird. 
Zum Umlegen der Inductor-Rolle um 180° liabe ich statt einer Kurbel mit Anschlâ- 
gen wie bei den Inductorieu von Meyerstein und Leyser die Einrichtung gewâhlt, welclie 
die Herren Mascart, de Nerville und Benoit bei dem grüsseren Inductor in ihrer Unter- 
suchung über die Bestimmung des Ohm 1 ) verwendet haben. An den Enden eines, auf der 
Rahmenaxe senkrecht stehenden Durchmessers der holzernen Drahtrolle sind nâmlich, wie 
die Fig. 2 des Naheren darstellt, Messingbiigel B B' vermittelst zweier, den massiven Theil 
des Holzringes durchsetzender Bolzen AA' mit Klemm-Muttern bei A und zweier in die 
Holzwand eingreifender Schrauben GG' beiderseits selir solide befestigt. In einem an der 
Basis b b' dieses Bügels ausgehobelten Schlitz lasst sich ein die Nase B tragender, von rück- 
warts durch die Platte d d ' gehaltcner Schlitten vermittelst der an ihm sitzenden Schrauben 
E und E' durch die Doppelmuttern F und F' in der Ebene der Zeichnung verschieben und 
selir solide nacli Anziehen der letzteren beiderseits fixiren. An der Innenseite des Messing- 
ringes M ist sodann gegeniiber dem Zapfen ohne Vertikalkreis eine Messingplatte N mit 
Schrauben und Stellstiften befestigt, welclie beiderseits die durch die punktirten Linien an- 
gedeutetcn llaltcr der Axen der Klappen K und K' tragen. Diese fassen mit iliren einen 
Enden x und x die Nase B an der Rolle zwischen sich und werden durch eine in der Zeich- 
nung weggelassene Feder gegen diese angedrückt resp. tiberhaupt nach aussen gestossen bis 
dire hinteren Ansiitze X und X' an die Ringwand sich anlehnen. Sind, wie in der Figur beide 
Klappen an die Nase angepresst, so wird die Nase I) und damit die Drahtrolle in einer ganz 
bestimmten Lage fixirt. Drücken wir aber mit der Hand z. B. den Griff K mit der oberen 
Klappe vom Ring M weg gegen die Rolle hin, so wird die Nase B auf dieser Seite frei und 
man kann jetzt et.wa durch einen Stoss von unten auf die Rolleuwand die Rolle uni ilire 
Axe drehcn, bis die andere Nase, von unten auf die zweitc Klappe Ii' stossend, diese in 
Ueberwindung der Federkraft zurückdrückt, über sie hingleitet und auf das Ende x der in- 
zwischen losgelassenen Klappe K aufstosst, worauf auch K' mit dem Ende x von der anderen 
Seite wieder einfâllt und so die Rollenlage neu fixirt. Nacli einiger Uebung gelingt es leicht, 
den Stoss auf die Rolle so zu bemessen, dass die Rolle nach einer Drehung um 180° durch 
Niederdrücken (1er Klappe fast ohne Stoss auf die zweite trifft und arretirt wird. 
Mfiscart, F. de Nerville et K. Benoit. Paris, Gau 
tliier- Villars, 1884. 
1) Résumé d’expériences sur la détermination do 
l’Ohm et de sa valeur en colonne mercurielle par M. M. 
2 * 
