UND BESTIMMUNG BEI!. ABSOLUTEN INCLINATION MIT BEMSELBEN IN PAWLOWSK. 1 3 
und dreht dann diese Lamelle um R in eine parallèle Lage mit S, alsdann kann der Ring 
mit seinem Zapfen frei gegen A hin aus der Klemme herausgedreht und zur zweiten Klemme 
übergeführt werden, vvelche ihre offene Seite dieser ersten zukehrt. Um ikn eventuell aucli 
nach der Seite A' hin herausführen zu künnen — was z. B. beim Uinlegen um 180° notli- 
wendig ist — muss nacli Losen der Schrauben G die Lamelle F ganz entfernt werden. 
Beschreibung des Multiplikators. 
Der Multiplikator zum Inductor ist ausserlich ganz dem glcicb, den ich seiner Zeit bei 
der «Bestimmung des Werthes der Siemens’schen Widerstands-Einheit in absolntem electro- 
magnetiscben Maasse» angewendet und in mcincr beziiglichen Abhaudlung bescbrieben und 
abgebildet habe 1 ). 
In die 110 mm. breite und 45 mm. tiefe Rinnc des Mabagonibolzrabmens sind aber 
hier in 17 Lagon und 1 560 Windungen 8 Kilogramm desselben Drabtes gewickelt, der aucli 
zur Bewicklung der Inductor-Rolle gedient batte. Die Bewicklung erfolgte ebenfalls durch 
Herrn Freiberg vom 16. Juli — 16. August 1883, so dass bis zum Moment der jetzigen 
Benutzung des Multiplikators jedenfalls eine vollstândige Austrocknung der Firnissscbichten 
erfolgt ist. Der Hohlraum zwischen diesen Drahtwindungen, also mit Einschluss der 3 mm. 
dicken Holzunterlage, ist bei obiger Breite 320 mm. lang und 41 mm. hoch. Wie beim 
früheren Multiplikator sind die Seitenwànde des Rabmens auf einem 240 mm. breiten und 
490 mm. langen Mahogonibrett aufgescliraubt, das unterhalb in seiner Mitte und damit 
aucli unter der Mitte des Multiplikators einen koniscben Messingzapfen tragt, der in eine ent- 
sprechende Messingbiicbse im Centrum einer grossen, kreisrunden Mahagonibolzscbeibe von 
730 mm. Durchmesser passt, so dass also der Multiplikator um eine Axe auf dieser Scbeibe 
drehbar ist. ZurMessung der Grosse dieser Dreluing tragt die letztere an ihrem Rande eine 
Kreistheilung in ganze Grade, auf welchc ein am Multiplikatorgrundbrett befestigter Index 
weist und um die Drchungsaxe des letzteren vertikal machen zu künnen, sind am Rande der 
Scbeibe vier messingene Stellschrauben angebracbt. 
An einem, den Multiplikatorrahmen seitlicb umfassenden Messingbügcl sind drei Hülsen 
angebracbt, von denen zwei gleiche, die eine zwischen den Windungen, die andere oberbalb 
derselben, zur Aufnabme zweier gleieber Magnete, je von 230 g. Gewicht, 290 mm. lang, 
23,8 mm. breit und 4,5 mm. dick dienen, wâhrend in die dritte der 460 g. scbwereMessing- 
stab fur Aufbebung der Torsion nacb Entfernung der Magnete einznschieben ist. An der 
letzteren obersten Hülse sitzt ein vertikales Stabchen, an welcbem der in üblicber Weise mit 
1) Diese Memoircn T. XXXII, Ai 2, S. 35 u. folg,, Decembcr 1883. 
