14 
IT. Wild, Inductions- Inclinatorium neuer Construction 
Schrauben und Feder justirbare Planparallel-Spiegel drehbar angekleramt ist, wahrend eine 
Gabel ara oberen Ende zur Aufnahme der Züpfchen an einer Doppelplatte dient, zwischen 
deren Tlieilen das untere Ende des Aufhfingedrahts geklemmt ist. In gleicher Weise ist der- 
selbe ara oberen Ende an einem Cylinder bcfestigt, der die hoble Axe der Albidade eines 
Horizontalkreises mit Dreifnss durchsetzt, in ilir liolier nnd niedriger gestellt, und geklemmt 
werden kann und dann mit der Albidade um, bis auf 10 vermittelst der Verniere zu raessende 
Winkel zu drclien ist. 
Zura Schutz der Magnete resp. des messingenen Torsionsstabs vor Luftstromungen ist 
der Multiplikator mit einem an sein Grundbrett anscbliessenden, zerlegbaren Gehâuse aus 
Glas und Holz umgeben, das oben einen kleineren den Spiegel und Drahthalter umgebenden 
cylindrischen Aufsatz mit planparalleler Glasplatte vor dem S])iegel tragt, aus dem dann 
durcli eine kleine Oeffnung oben nur der Suspensionsdraht frei austritt. 
Die Beobaclitung der Gage und Bewcgung der Magnete an ilirem Spiegel erfolgt in der 
üblieben Weise mit Fernrohr und Scalc. Die letztere ist von Edelmann in München in 
Millimeter auf Glas getheilt und wird von hinten durch einen Spiegel beleuchtet, der das 
Himmelslicht auf dieselbe wirft. Das Steinheil’sche Ablesefernrohr mit Dreifuss giebt eine 
95-malige Vergrosserung. 
Beschreibung der Aufstellung der Apparate im Observatorium zu Pawlowsk. 
Der beschriebene Inductor ist im südlichen, der Multiplikator im nôrdlichen Arm des 
krcuzfërmigen Centralsaals des eisenfreien holzernen Pavillons fur absolu te magnetischc 
Messungen im Observatorium zu Pawlowsk aufgestellt worden, so dass ihre Mittelpunkte 
um 10,2 m. von einander abstehen. 
Um dem Inductor eine solide und behufs genauer Nivellirung von dem, in seiner Niilie 
sicli bewegenden, Beobachter unabhàngige Aufstellung zu geben, wurdeam ersteren Ortder 
Mosaik-Fussboden des Saales innerhalb eines gleiebseitigen Dreiecks von über 2 Meter 
Seite auf 112 cm. Tiefe, d. h. bis auf den festen natürlichen Sandboden hinunter ausgehoben 
und darauf zuniiclist aus eisenfreien Kalkbruchsteinen ein 40 cm. dickes Fundament mit 
einem 4 cm. dicken Cementguss dariiber aufgemauert. Nachdem dies gut ausgetrocknet 
war, liess ich über den Ecken eines gleiebseitigen Dreiecks von 77 cm. Seite je als Centren 
drei, 58 cm. hohe und 40 cm. im Durchmcsser baltende Sâulen aus je drei Kalksteinblücken 
mit Cernent, aufricbten und jede dieser Sâulen in 5 cm. Abstand mit einer dünnen Mauer 
aus eisenfreien englischen Ziegeln von 63 cm. Hohe umgeben, so dass diese Mauern also 
5 cm. bober als die Sâulen waren. Nunmebr wurden auf diese Fundaraentsâulen solcbe von 
Marmor von 31 cm. Durcbmesser und 89 cm. Hohe mit Cernent aufgesetzt, der Raum 
zwischen den Ziegelmauern und dem stebengcbliebenen Zimmcrboden bis zur Hohe der 
