UNI) BeSTIMMUNG DER AB30LUTEN INCLINATION MIT DEMSELBEN IN PaWEOWSK. 
15 
Zicgcl mit Sclmtt ausgefüllt, festgestampft, cementirt und darauf uni die Siiulen Marmor- 
Ringe von 5 cm. Dicke, 35 cm. innerem und 71 cm. âusserem Durchmessor auf die Zicgel- 
mauern gelegt, mit Cernent befestigt und das Mosaik des Zimmerbodens, mit dem die Ringe 
jetzt im gleichen Niveau lagen, bis zu dieseu hin wieder ergiiuzt. So kann inan also ohue 
Gefalir einer Erschütternng oder Biegung ganz nalie an die Siiulen herantreten, da sie durcli 
einen 2 cm. breiten Zwischenraum von den Marmor-Riugen und weiterhin durcli einen 5 cm. 
breiten Zwischenraum bis zu G8 cm. Tiefe hinab vom umgebenden Fussboden getrennt sind. 
Der Zwischenraum zvvischen der Siiule und dem Ring wurdc schliesslich mit einem an die 
Siiulc dicht anschliessenden 4 cm. breiten Filzring bcdeckt, um das Hinabfallen von kleineren 
Gegenstândeu in dcn Zwischenraum zu verhüten. 
Die Siiulen sind so disponirt, dass zwei in einer Senkrechten zum magnetischeu Meri- 
dian liegen und die drittc von ihuen aus nacli Süden stelit. Wie die photographische Ansicht 
des Inductors zeigt, ist nun derselbe mit seinen drei Stellscliraubenfüssen vermittelst der er- 
wShnten Fussplatten auf die Marmorsiiulen so aufgesetzt, dass die Platte mit dem Korner 
und die Fussspitze des Gestells, die am einen Ende der Gradbogen-Scliiene steht, auf die 
Saule nacli Süden zu liegen kommen und damit diese Schiene nahezu im magnetischen Meri- 
dian sicli befindet. Nacli crfolgter detinitiver Justirung wurden, wie weiter unten nocli er- 
wiilint wcrden wird, die messingenen Fussplatten, welchc trotz des grossen Gewichts des 
Instruments — liber 150 Kilogramm — eine Verschiebung auf den glatten Endflachen 
der Marmorsiiulen erleiden konnten, an diesen mit Ivitt — Mischung von Colophonium, 
Waclis und Terpentin — befestigt. 
Bei dieser Stellung des Inductors ist das Kreisende der horizontalen Drehungsaxe gegen 
Westen gerichtet und befindet sicli das letztcre nahezu in der Mitte des siidlichen Zimraer- 
arms und vor einem daselbst nach Süden gerichteten Fenster, so dass die Beleuchtungsvor- 
riclitung für das südliche Mikrometer-Mikroskop unmittelbar von dort genügend Liclit 
empfiingt. Um dasselbe auch für das nôrdliche, vom Fenster abgewandte Mikroskop zu er- 
zielen, wird ein, um 2 aufeinander senkrechte Axen drehbarer Spiegcl mit seinem ringformi- 
gen Halter auf den Fussschraubenkopf unmittelbar links vom Kreis in der Tafel I gesetzt 
— er steht in der Photographie gegeniiber auf dem anderen Fuss, um das Bild nicht zu 
stôren — und durcli ihn das Liclit vom Fenster auf jene Beleuchtungsvorriclitung geworfen. 
Die letztere besteht einfach aus einem, in der Figur sichtbaren Stück weissen Carton, der 
schrâg zur Mikroskop-Axe und seitlich von ihr an einem lcichten Mcssinghalter befestigt 
ist, so dass die polirte Theilungsflliche des Kreises diese beleuchteten weissen Flàchen eben 
noch in die mit ihren Axen unter einem Winkel von ungefahr 15° zur Normalen der Tliei- 
lungsflache orientirten Mikroskope hineinreflectiren. Man erlialt so im Gesichtsfeld sclir 
scliarf und gleichformig begrenzte Bilder der Theilstriche, auf hellem mattweissen Grande, 
was die Sicherheit der Einstellung der Mikrometer-Doppelfaden wesentlich erhôht. Der 
Inductor ist auf S&ulen gestellt, die sicli 79 cm. liber den umgebenden Fussboden erheben, 
damit die Mikroskope für einen, vor ihnen auf einem gewühnliclien Stulile sitzenden Beob- 
