16 H. Wild, Inductions-Inclinatorium neuer Construction 
aeliter gorade in Augcnhobe zu liegen kominen und so zur Kreisablesung môglichst be- 
quem sind. 
Der Multiplikator ist im nôrdlichen Kreuzarm des Saales auf deniselbcn steinerueu 
Tiscli aufgestellt, wie dies in meiner oben erwâhnten Schrift, «Bestimmung des Werthes der 
Siemens’schen Widerstandseinheit etc.» S. 42 besclirieben und ebendaselbst in Tafel I in 
perspectivischer Ansicht und in Tafel IV im Grundriss (siehe aucli S. 58 und folg. des Textes) 
abgebildet ist. Wie dort stelit der Theodolith-artige Torsionskreis mit der Aufhiingevor- 
riclitung f(lr den Magnet auf einem Drcifuss, der im Dacliboden iiber ciner entsprecbenden 
Oeffnung der Saaldecke ain Gebalk des Dacbes solid befestigt ist. Ein Doppelfenster im 
Dacb gewabrt genügendes Licbt für die Kreisablesung daselbst und zur Verhütung stüren- 
der Luftstrümungen wegen Temperatur-Ungleicbheiten besonders im Winter liabe icb uni 
den Dreifuss eine von der Luftheizung des Gebaudes ans zu envarmende Kammer mit dop- 
pelten Wanden und doppelter Thür einricbten lassen, wobei überdies wâhrend der eigeut- 
liclien Iuclinationsmessuugen der Torsionskreis etc. und daruit auch die Oeffnung zum Saal 
bin durcb einen übergestiilpten Deckel nocb ganz von dieser Kammer abgesclilossen wird. 
Wie am angefübrten Orte nâher angegeben ist, lasst sicli durcb eine Verschiebung des 
Theodolitb-artigen Torsionskreises auf Scliienen leiclit, eine genaue Centrirung des Magnets 
im Multiplikator erzielen. Als Aufbangedrabt wurde scbliesslicb ein Platin-Iridium-Draht 
(10% Iridium auf 90% Platin) gewâhlt; derselbe ist 3560 mm. lang und 0,51 mm. dick. 
Er bat den Zweck, dem zu einem astatischen Nadelpaar vereinigten System der beiden 
Magnete die notbige Richtkraft bei einer Schwingungsdauer von bocbstens 20 s zu verleiben. 
Icb babe hier nicht sowobl wegen grôsserer Empfindlicbkeit ein astatisches Magnet- 
paar benutzt als zur Verminderung des Einflusses der Déclinations- Variationen einerseits 
und zur Beseitigung stôrender Einwirkung des Magnets sowobl auf den Inductor als auf 
die ilbrigen inagnetischen Apparate in diesem Local anderseits. In der That ist derselbe 
erfabrungsgemiiss auf aile dort befindlichen Instrumente als Null zu betrachten und wir 
brauchen daber diese Magnete zurZeit der anderen absoluten Messungen nicbt zu entfernen. 
Multiplikator und Inductor sind durcb zwei liings der benachbarten Wiinde und der 
Decke hinlaufende gut isolirte Kupferdrâhte von 2 mm. Dicke leitend verbunden. 
Auf einem Granitpfeiler nabe der Mitte des Saales miter der daselbst befindlichen 
grossen Laterne ist in 4 m. Entfernung vom Spiegel des Multiplikatormagnets das scbon 
erwalmte SteinbeiTscbe Ablesefernrobr aufgestellt, die zugehôrige Scale aber mit ilirem 
Beleucbtungsspiegel ist rückwàrts vom Beobacbter auf einem zweiten Pfeiler ebenfalls nocb 
unter der Laterne angebracbt und befindet sicli da in einem Iiorizontalen Abstand von 
5842 mm. vom Spiegel, so dass der Winkelwertb eines Scalentbeils (1 mm.) 17 , "66 oder 
nahezu 0'3 bctriigt. Trotz der bedeutenden Entfernung ist die 95-malige Vergrôsserung 
des Fernrobrs hinreichcnd, uni die 0,1 Scalentheile bei guter Beleucbtung nocb siclier 
schiitzen zu künnen. Letztere ist selbst bei triibem Himmel geniigend, wenn der Beleuch- 
tungs-Spiegel das Himmelslicbt direct obne zwiscbengescbaltete rnatte Glasplatte auf die Scale 
