TTND BeSTIMMUNG G Eli ABSOLÜTEN INCLINATION MIT OEM SE LL EN IN PAWLOWSK 
17 
und durcli dieselbe hindurch liber den Kopf des Beobacliters am Fernrohr liin zum Magnet- 
spiegel wirft. 
Auf einem den Fernrohr-Pfeiler umgebenden Tiscb dem Beobacbter zur Hand sind 
ferner noch angebracht: 1) ein Doppeltaster, dcr durcli Niederdriicken der einen oder 
andern der beiden Tasten gestattet, den Strom eincs Meidinger-Elements durcli eineu be- 
souderen, nur eine Windung am Multiplikator bildeuden Dralit zu scliicken, uni unter even- 
tuellem Eiuscbalten eines grosseren Flüssigkeitsvviderstandes die schvvingeudeu Magnéto im 
Multiplikator rascher zu beruhigen; 2) ein eiufaelier T aster, uni electrischc Glocken-Signale 
zum unterirdischen magnetiscben Pavillon zu geben beliufs Ablesung der Variations-Appa- 
rate daselbst zu gcwissen Zeitpunkten ; 3) ein Gyrotrop, uni den durcli passende Abzvvei- 
gung und durcli einen cingeschalteten Siemens’sehen Stôpsel - Rheostaten nacli Wunseli 
gescliwacüten Strom des obigen galvauischen Eléments durcli eine besondere Dralitleitung, 
die daim statt der zum Induetor führenden mit den Enden des Multiplikatordrahts verbuu- 
den wird, in der einen oder anderen Riclituug in letztcrem cireuliren zu lassen und so con- 
stante Ableukungen der Multiplikatormagnete nacli beiden Seiten zu erzielcn. 
Sowolil beim Multiplikator aïs beim Induetor, beim ersteren innerlialb des Kastens beim 
letzteren zwisclien den Mikroskopen, sind Thermometer angebracht, uni die Variation der 
Temperatur bei beiden Instrumenten wahrend der Dauer der Versuclie beurtheilen zu 
konuen. 
Endlicb ist ein etwas kleinercs Ableseferurolir mit Scale ebenfalls unter der ccntralen 
Laterne in ungefkhr 3,4 m. Distanz vom Centrum des Iuductors und im magnetiscben 
Meridian dureb dieses ebenfalls auf einem Granitpfeiler zur Beobacbtung der Stellung der 
planparallelen Verscblussplatten im Rollcn-Rahmen und des Spiegels des evcntuell einge- 
bàngten Doppelmagnets aufgcstellt. 
Théorie des Instruments. 
Die gesammte electromotorische Kraft E, vvelcbe in der Drahtrolle von der Stromfiâohe F 
durcli den Erdmagnetismus inducirt wird, wenn dieselbe uni eine Axe parallcl zur Ebene 
von F 1 ) von einer Stellung in eine andere gedreht wird, ist gegeben dureb den Ausdruck: 
E = a. F. K. sin 8 (cos — cos 1. 
wo K die ganze Kraft des Erdmagnetismus, S den Winkel, welchen die Drehungsaxc dcr 
Rolle mit ibr einscbliesst, <Ji, den Winkel der Ebene dureb die Richtung der erdmagnetiseben 
1) Ist diese Axe niclit parallel zur Stromebene, 
sondera um irgend eineu Winkel dazu geneigt, so ist 
Mémoires de l’Acad. Imp. d. sc. YII Série. 
statt F die Projection dieser ’p'lilche auf eine Ebene 
dureb die Axe zu nebmen. 
3 
