32 
H. Wild, Inductions-Inclinatorium neuer Construction 
reeht auf der letzteren, so müsste darait die Drelmngsaxe der Rolle aucli im SinneOst-West, 
vollstiindig nivellirt, also wieder, ohne Justirung der Fusssclirauben des Gestclls, vertikal 
stelieii. Schlicsst dagegen beispielsweise das Kreisende der Horizontalaxe des Ringes den 
Winkel 90" — v mit dem in der Nonnallagc nacli oben geriebteten Ende H' der vertikalcn 
Drchungsaxe der Rolle ein, so wird nach der genauen Yertikalstellung dieser die Drehungs- 
axe des Ringes mit dem Horizont den Winkel v einschliessen und zwar so, dass das Kreisende 
derselben holier liegt und nach Umdrehung des Ringes um 180" wird dann die Drelmngsaxe 
der Rolle in der Vcrtikalebenc durch die Drelmngsaxe des Ringes einen Winkel von 2 v mit 
der Vertikalen bilden, welcher Winkel unmittelbar mit dem zweiteu Niveau zu messen ist, 
wenu man dasselbc in der Ost-West-Lage der Rollenscheibe und darauf nach Umdrclien um 
180°um ilireAxe ablicst. Drei unabhangige Messungen dieser Art zu verschiedenen Zeiten, 
nâmlich bei eincr ersten Vérification des Instrumentes noch in St. Petersburg, sodann un- 
mittelbar nach der Aufstellung in Pawlowsk und endlich bei einer zweiteu Justirung einen 
Monat spâter ergaben übereinstimmend, dass der Winkel v nicht gleich Null sei, sondera in 
dem oben angenommenen Sinne 
v = 7','0 ± l''0 
betrage. Dies ist aber eine so kleine Grüsse, dass der dadurch bedingte Feliler im End- 
resultat ein ganz verschwindender und daller nicht weiter zu berücksichtigender sein wird. 
Es handelt sich jetzt weiterhiu darum, die Windungsebene der Rolle in der Lagc, wie 
sie durch die Anschhigc fixirt wird, parallel der horizontalen Drelmngsaxe des Ringes und 
beide genau senkrccht zum magnetischcn Meridian zu orientiren. Zu dem Ende wird in der 
Normallage der Rollcnaxe, nachdem der Faden mit dem Torsionsgewicht daran wâhrend 
mehrerer Tage austordirt worden ist — der Coconfaden liât 60 g. Tragkraft und der Magnet 
mit Spiegel 25 g. Gewicht — , der Doppelmagnet mit Spiegel eingehangt und nach crfolgter 
Beruhigung des letzteren der Magnetspiegelstand mit dem zugehorigen Fernrohr an derScale 
abgclesen. Hângt man nunmehr das Magnetsystem um, so dass der obère der beiden 
Magnete nach unten und der untere nach oben zu liegen konnnt, so werden im Allgemeinon 
zwei Veranderungen im Spicgelbild der Scale erfolgen; erstlich wird ein anderer Scalentheil 
liinter dem Vertikalfadcn des Fernrohrs erscheinen, wenn nicht zufallig die Spiegelnormale 
einer Ventikalebenc durch die magnetisclie Axe des Magnetsystcms parallel ist und sodann 
wird das Scalenbild im Gesichtsfeld des Fernrohrs steigen oder fallen, weil im Allgcmcincn 
die Yerbindungslinie der beiden Oesen nocli nicht durch den Schwerpunkt des Magnetsystems 
gelit und die Spiegelnormale nicht zuglcich senkrccht zu dieser Linie ist. Durch Ver- 
schiebcn der Magnete in iliren Hiilsen unter Lôsen der betreffenden Klemmschrauben, sowie 
durch Justiren des Spiegels in seincm Rahmon, in welchem er durch eine gegen seine Riick- 
seite drückende federnde Platte gegen vier übergreifende Schraubenkopfe vorn am Ralimen 
angepresst wird, vermittelst Anziehen der oberen oder Losschrauben der beiden unteren 
Schraubeu wird zunachst erzielt, dass beim Unihiingen des Magnets das Scalenbild weder 
