UND BeSTIMMUNG DER ABSOLUTEN INCLINATION MIT DEMSELBEN IN PAWLOWSK. 33 
steigt noch fâllt inul sodann macht man die Spiegelnormale durch gleichzcitiges Drehen dcr 
beiden linken resp. rechten Schrauben an der Spiegelfassung auch noch in der Horizontal- 
ebenc pavallel der magnetischen Axe des Systems, vvas am Erscheinen desselben Scalentheils 
liinter dcin Yertikalfaden des Fernrohrs beim Umhângcn zu erkennen ist. Ist dieser Scalcn- 
theil der vertikal iiber der optischen Axe des Fernrohrs befindliche, — was durch cin seit- 
liches Yerschieben des Fernrohrs mit seinerScale erzielt wcrden kann — , so liegt daun offen- 
bar aucli dièse optische Axe im magnetischen Meridian durch das Centrum des Inductors. 
Man liebt nun die Verbindung der Zuleituiigsdrâhte zum Multiplikator mit don PoR 
kiemmen des Inductordrahtcs auf und verbindet die letzteren leitend mit den Polen eines 
Meidiuger’schen Eléments, wohei in die Leitung ein Flüssigkeits-Rheostat und ein Doppel- 
taster, ahnlich wie für den besonderen Draht beim Multiplikator (siclie S. 1 7) in der Nahe 
des Fernrohrs eingeschaltet sind. Làsst man jetzt durch Niederdriickcn des einen Tasters 
einen Strom in der Rolle circulircn, so wird der Magnet in ihrem Centrum nur ruhig 
bleiben, vvenn die Ebene ilirer Windungen senkrecht auf dem magnetischen 
Meridian stcht. Erfolgt eine Bewegung, so kann man ans dem Sinne dcrselbcn erkennen, 
nach welcher Seite man das ganze Gestell vermittelst dcr auf den einen Fuss seitlich ein- 
wirkeuden Schrauben zu drehen hat, bis diese Bedingung crfiillt ist. Dies liisst sicli sehr 
scharf daran erkennen, dass das Hindurchsenden eines Stromes durch die Rolle in der einen 
und anderen Richtung keinerlei Ablenkung ara Magnet in ihrem Centrum bewirkt. 
Ist dieses erzielt, so besteht die nilchste Operation darin, die beiden planparallelen 
Verschlussplatten des Magnetgehâuses im Rollen-Rahmen mit ihreu Schrauben so zu justi- 
ren, dass sie denselben Scalentheil in das Fernrohr retlcctiren wie der Magnetspiegel und 
dahei das Scalenbild des einen über, das des anderen unmittelbar unter dem Scalenbild vom 
Magnetspiegel erscheinen, so dass sie aile drei zugleich im Fernrohr gesehen werden kon- 
nen 1 ). Selbstverstândlich ist dabei das Bild von der hinteren Verschlussplatte etwas weniger 
deutlich, da der Doppelmagnet einen Theil der Strahlen von ilirn abliiüt; bei der Grosse 
dieser Platten im Verhaltniss zum Magnetspiegel ist indessen dieses Hinderniss nicht sehr 
stôrend. Nach dieser Justirung sind offenbar die Normalen der beiden Glas- 
platten in eine Vertikalebene gebracht, welclie auf der Windungsebene der 
Rolle senkrecht steht. 
Hiitte nun zur Zeit die seitliche Anschlagsnase an der Rolle eine solche Stellung zu 
deren Windungen, dass in ilirer Ruhelage zwischen den beiden Anschlaghebeln die Win- 
dungsebene auch der horizontalcn Drehungsaxe des Ringes parallel wtire, so wiirde nach 
der ersten dieser Justirungen auch diese Axe, wie verlangt, senkrecht auf dem magnetischen 
1) Da die eine dieser Platten um die lialbe Rollen- 
breite vor und die andere um ebonsoviel hinter dem 
Magnetspiegel sicb befindet, so werden die Scalenbilder 
von ihnen in dem für das Bild vom Magnetspiegel ein- 
gestellten Fernrohr nicht scharf erscheinen. Bei der 
Mémoires de T Acad. Irap. d. sc. Vil Série. 
angenommen Eutfernung der Scale und der mâssigen 
Vergrosseruug des Fernrohrs ist indessen die Deutlich- 
keit dersolben ganz genügeud, um die Coïncidenz dessel- 
ben Scalentheils mit dem Vertikalfaden des Fernrohrs 
in allen 3 Bildern bestimmt erkennen zu kônnen. 
6 
